478 



E. Gräfe. 



umg-ebogen waren (vgl. Fig. 72). Die Abdichtimg des Innenrauiiies geschieht in 

 der Weise, daß die Kranken einen (lUmmihalskragen über den Kopf gezogen 

 bekommen. Der eine Teil ist der Form des Halses angepaßt, der andere der 

 Ausschnittöffnnng des Kastens. Am Rande des znr Abdichtung am Kasten 

 bestimmten Teils ist ein Gummischlauch angesetzt, der aufgepumpt genau 

 in die Umwallung am Ausschnitt des Kastens sich einfügen läßt. Dui-ch 

 4 Klammern wird dann noch der Schlauch in der Ilinne festgehalten. Zur 

 Abdichtung muß der Gummi jedesmal befeuchtet werden, er klebt dann 

 an der Kastenwand wie am Halse sehr gut fest. Um ganz sicher zu gehen, 



daß am Halse neben dem 



Fig. 72. 



Kragen 



keine Luft 



mehr vorbeigeht, schließt 

 man ihr ujiteres Ende mit 

 mehreren Touren einer ganz 

 dünnen feuchten Gummi- 

 binde ab. Auf diese Weise 

 ist ein luftdichter Abschluß 

 garantiert. Da feuchter 

 Gummi ausgezeichnet an 

 der Haut klebt und der 

 geringe negative Druck im 

 Kasten dies nur befördert, 

 kann man die Bindetouren 

 ziemlich lose anlegen, so 

 daß keinerlei Druck auf 

 die Trachea oder sonst eine 

 Behinderung der Atmung 

 entsteht. Der Kopf der Ver- 

 suchsperson ruht auf einem 

 gepolsterten, mit dickem 

 Gummi überzogenen Kis- 

 sen, das auf einer keil- 

 förmigen Unterlage von 

 Blech aufliegt. 



Die Ventilation des 

 Ilespirationskastens . des- 

 sen Temperatur und Feuch- 

 tigkeitsgehalt durch Thermometer und Hygrometer fortlaufend gemessen 

 werden können, besorgt eine mittelgroße Elstersche Gasuhr, die durch 

 einen Elektromotor getrieben wird. Am besten wird ein ganz gleich- 

 mäßiger (iang des Motors und dem entsprechend ein ganz gleichmäßiger 

 Gang der Gasuhr erzielt durch .Anbringung eines sogenannten Nebenschluß- 

 motors. Durch Einschaltung geeigneter Widerstände oder verschieden 

 grolier Zahnräder, die in Zahnräder, welche auf der Achse der Gasuhr auf- 

 sitzen , eingreifen , läßt sich die Ventilationsgrüße in jeder wünschenswerten 

 Form abstufen. Meist genügt es, sofern nicht starke körperliche Arbeit 

 geleistet wird . die Ventilationsgröße mit oO l pro Minute anzusetzen. Zur 



Gesamtansicht des Koptrespirationsapparates von Gräfe. 

 B Versnchsbett. das aus drei Teilen besteht, die durch besondere 

 Kurbelvorrichtnngen in jede beliebige Lage zueinander gebracht 

 werden können. K Kopfkuston mit Halsausschnitt, an dem die 

 Gnmmihalskrawatte des Kranken befestigt wird, und Scheibe E 

 Stelle für den Eintritt der Luft. J{ biegsames Metallrohr znr Ver- 

 bindung mit der Gasuhr (nicht mit abgebildet). 



