Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gasweciisels etc. 471) 



Ventilation des Kastens kann man die Luft des Zimmers benutzen, sofern 

 dies nicht groß ist und während und vor dem Versuch durch einen stai-ken 

 elektrischen Wandventilator stark ventiliert wird. Zahlreiche Luftanalvsen 

 ergaben, daß die Luft eines derartigen Zimmers, das selbstverständlich 

 keine Kohlensäurequelle (wie Gasflamme etc.) enthalten darf, vollkommen 

 die gleiche Zusammensetzung hat wie die atmosphärische Luft. l)as \er- 

 fahren besitzt große Vorteile gegenüber der Benutzung von Außenluft. So 

 verlieren z. B. kleinste Undichtigkeiten des Apparates etwa an der Hals- 

 abdichtung an Bedeutung, weil der ganze Apparat von einer Luftatmosphäre 

 umgeben ist mit gleicher Zusammensetzung wie die dem Kranken zuge- 

 leitete Inspirationsluft. Um möglichst rasch die der Ausströmöffnung ent- 

 strömende kohlensäurehaltige Luft zu eliminieren, schraubt man am zweck- 

 mäßigsten an dieser Stelle ein hohes Schornsteinrohr an, dessen etwas 

 umgebogenes Ende direkt dem großen Wandventilator zugekehrt ist, so daß 

 die Luft sofort abgeleitet wird. 



Die Luft wird am zweckmäßigsten durch ein 3 — 5 cm weites Blech- 

 rohr in der Nähe des mit Ventilationsklappen versehenen Fensters abge- 

 sogen, tritt an der Vorderwand seitlich in den Kasten ein (bei E) und 

 verläßt diesen an der Rückwand oben, nachdem sie im Kasten selbst 

 mehrere Kammern passiert hat, was zum Zwecke einer gleichmäßigen 

 Luftmischung wünschenswert ist. Die Verbindungen des Kastens mit dem 

 Luftzuleitungsrohr und der Gasuhr bestehen aus einem biegsamen Blech- 

 rohre (R), bei dem engere und weitere Abschnitte ähnlich wie bei einem 

 Gaszuleitungsrohr miteinander abwechseln. So ist eine weite Verstellbarkeit 

 des Kastens je nach der Versuchsanordnung und der Lage des Kranken 

 ermöglicht. 



Die Absaugung eines Teilstromes der Luft kurz vor ihrem iMntritt 

 in den Kasten geschieht nach dem Prinzipe von Jaquet. Da die Methodik 

 später bei der Besprechung der Ja^we^schen Originalmethode und seiner Ver- 

 besserungen noch eingehend besprochen wird, verweisen wir hier nur auf 

 die dortigen Ausführungen (S. 498), auch über die Methode der zweck- 

 mäßigsten Gasanalyse finden sich dort alle nötigen Detailangaben. 



Die Durchführung eines Versuches gestaltet sich folgendermaßen: 



Die Versuchsperson mrd erst (12. bis 13. Stunde nach der letzten 

 Mahlzeit) auf das Versuchsbett gelagert, nachdem sie vorher den Gummi- 

 halskragen über den Kopf gestülpt bekommen hat. Durch Anlegung einer 

 feuchten ca. 8 cm breiten Gummibinde, die nur ganz leicht angezogen 

 werden darf, wird ein luftdichter Abschluß erzielt. Während der Vor- 

 bereitungen , bzw. mindestens 20 bis 30 Minuten vor Beginn des eigent- 

 lichen Versuches, wird der große Zimmerventilator und der Motor der 

 Gasuhr in Tätigkeit gesetzt. Die Ventilationsgröße kann, ehe die Versuchs- 

 person in den Apparat kommt, 100—120 pro V betragen, nachher ist sie 

 zweckmäßig auf 30 / zu ermäßigen. 



Die Versuchsperson wird dann mit Kopf und Hals in den Kasten 

 hineingeschoben. Der Kasten und die einzelnen Teile des Bettes werden 



