Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswcchsels etc. 4j^ | 



Die wahi-eiul des \ersuches abgesof-eiio Menge Luft wird nach rher- 

 füllung in ein kleineres Glasgefäß in einer später noch genau zu be- 

 sprechenden Weise analysiert. Da man auf diese Weise den Kohlensäure- 

 und Sauerstoffgehalt einer Luftprobe genau ermitteln kann und die (ie- 

 samtnienge der Luft, welche während des Versuches durch die (iasuhi- 

 ging, sowie das Verhalten von Temperatur und Barometei- wählend des 

 Versuches bekannt sind, ist die Berechnung außerordentlich einfach. 



\'or- und Nachteile des Apparates. 



Die Hauptfehlerquellen des Apparates können durch l'ndichtigkeiten 

 bedingt sein. Die Prüfung auf Luftdichtheit des Apparates ist eine auiJer- 

 ordentlich einfache. Man braucht nur die Halsöffnung des Apparates mit 

 einer luftdicht abschließenden Gummikappe, sowie das Blechrohr für die 

 Luftzuleitung mit einem Gummistopfen zu verschließen und die (xasuhr 

 ganz vorsichtig und langsam in Gang zu bringen, bis das Wassermano- 

 meter aus der Gasuhr einen negativen Druck von 10 mm Wasser anzeigt. 

 Weiter kann man Druckabnahme nicht steigern, da sonst durch die Aus- 

 stromöffnung Luft in die Gasuhr zurückgezogen wird. Dies aber ist unter 

 allen Umständen zu vermeiden, da sonst Wasser in die Luftkammern ein- 

 dringt, was die sofortige Entleerung und Neufüllung der Gasuhr not- 

 wendig macht. Bleibt der geringe negative Druck 1 Stunde lang unver- 

 ändert bestehen, so ist der Apparat praktisch luftdicht. 



Da man so leicht jederzeit sich davon überzeugen kann, ob der 

 Apparat luftdicht ist, kommt als einzige unvermeidliche Fehlercfuelle nur 

 der kleine Fehler, welche die Methode der Gasanalyse mit sich bringt, in 

 Betracht. Dieser beträgt, wenn man darauf achtet, daß die Konzentration 

 der Kohlensäure immer über 0"5"/o beträgt, im ungünstigsten Falle für 

 die Kohlensäure 0'5 — 1*0, für den Sauerstoff maximal 1*5%- 



Die Anwendung von Gummiteilen bedingt bei der geringen Kohlen- 

 säurespannung im Apparat keinen maßbaren Fehler, der ^'erlust an CO., 

 pro Stunde beträgt nur einige 0"01 cm ^), was gegenüber der Gesamtmenge 

 von mehreren Litern überhaupt nicht in Betracht kommt. 



Die Leistungsfähigkeit des Apparates läßt sich nur durch \'erbreimung 

 von absolutem Alkohol, der durch mehrfaches Schütteln mit Cupr. sulfur. 

 siccum wasserfrei gemacht wird, prüfen. Er wird in eine offene Petri- 

 schale im Apparat rasch eingegossen und sofort elektrisch entzündet. 



Durch derartige ^'ersuche ergab sich, daß der mittlere Fehler aus i:)\'ei-- 

 suchen für die Kohlensäure -f 0-44o/oi f"i* den Sauerstoff M6'Vo betrug.^) 



Der Apparat steht in der Mitte zwischen den Methoden für ganz 

 kurz dauernde und für sehr lang dauernde Versuche. 



') Berechnet auf Grund der Versuche von Gruinnach (Versuche üher die Diffusion 

 von Kohlensäure durch Kautschuk. Physikal. Zcitschr. 6. Jahrg. Nr. 23. S. 79ö. 11)001. 



-) Da die Verbrennung des Alkohols eine sofortige war, sind die Koutroll Verbrennungen 

 unter ganz besonders ungünstigen Verhältnissen vorgenommen. Die maximalsten Fehler in 

 einigen Kontrollverbrennungen betrug bis 307o für die Kohlensäure, einmal bisö^/o für 0,. 



Ab do rhaldeu , Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 31 



