Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswcchscls etc. 4^'^ 



Bezüj^lk'h der allgemeinen (iesichtspuiiktc tiir die Technik lang- 

 dauernder Respirationsversuehe und der Ilesehreihung- anderer liier nielit 

 gesehilderter Apparate sei auf die Ausführungen von Johansscn in I!d. HI 

 dieses Handbuches verwiesen. 



Apparate nach dem Pettenkoferschen Prinzipe. 



(Der Originalapparat von Fettenkofer-Voit^), der Apparat von Rahwr-), 



dei- Apparat von Stet/rerJ*) 



Prinzip der PetfenkoferS{!.he,n Methodik: 



Eine sehr geraumige Versuchskaminer aus pjsenblech nimmt die 

 Versuchsperson für viele Stunden auf. Sie atmet entweder die Luft des 

 Zimmers, welche durch die kleinen Undichtigkeiten des Apparates dringt 

 (wie im Originalapparat) oder Außenluft, welche durch eine besondere 

 Rohrleitimg zugeführt wird. Der Luftwechsel wird l)esorgt durch eine 

 Saugpumpe, welche die Luft aus der Kammer ansaugt und einei' gi'oßen 

 Gasuhr zuführt, in der ihr Volumen genau gemessen werden kann. 



Sowohl von der in den Apparat einströmenden, wie von der aus der 

 Kammer ausströmenden Luft werden durch sehr dünne Rohrleitungen 

 Teilströme entnommen, deren Absaugung genau synchron mit dei- des 

 Hauptstromes durch eine Nebenleitung der Saugpumpe besorgt wird. 



Die Luft in den Teilströmen passiert erst kleine Kölbchen mit in 

 Schwefelsäure getränktem Bimsstein, deren (iewichtszunahme den Wasser- 

 gehalt angibt. Durch eine besondere \'orrichtung wird dann die Luft 

 durch lange, mit Barytlauge gefüllte Röhren langsam hindurchgedrückt und 

 verläßt dann durch eine auf Druck eingerichtete kleine (iasuhr, in der 

 das Volumen der Teilströme gemessen wird, die Leitung. Die Abnahme der 

 Alkaleszenz der in den Pettenkofer &d\Qn Röhren befindlichen Barytlauge 

 läßt sich titrimetrisch feststellen und ist das Maß für die Menge Kohlen- 

 *;äure, welche der einzelne Teilstrom mit sich geführt hat. Ha in gleicher 

 Weise der Kohlensäuregehalt der einströmenden Luft bestimmt wird und 

 die Luftmenge, welche während des Versuchs die große und die kleinen 

 (iasuhren passiert hat, durch (xasuhrablesungen zu Anfang und zu Ende 

 des \'ersuches bekannt ist, läßt sich die im N'ersuch gebildete Menge 

 Kohlensäure in einfachster Weise berechnen. 



Beschreibung der Apparatur: 



Da die Methodik mit Versuchen bis zur Dauer von 24 Stunden 

 rechnet und auch für Arbeitsversuche ausreichen soll, ist das \olunieii 



') .1/. Pettenkofer, t)ber ilie Kespiratioii. Annal. der Chem. w. IMiarmaz. 2. Suppl- 

 Bd. S. 1 u. f. (18(52 u. ff.). 



-) H. Wolpert, Arch. f. Hygiene. Bd. 26. S. :-i2 u. ff. (189()). 



^) Steyrer, Zeitschr. f. e.xperini. Pathologie u. Therapie. Bd. 4. 8. 72(» (T.K)Tl. 



^) Der nach dem Pettenkofer ^(^\\(in Prinzip gebaute Apparat im Kaiserin Augusta- 

 Haus in Berlin für Säuglinge und Kinder ist an anderer Stelle von Langstei» (Bd. 3. 

 S. 1027)) beschrieben. 



31* 



