Die Tecluiik der Untersuchung des respiratorischen (iaswcchsels etc. 



489 



Fig. 76. 



welche an dein anderen Ende in einem doppelt durcliholirten (Jiiinini- 

 stopfen stecken, der die Flaschen rechts und links von e verschlielit. 



In diese münden dnrch die zweite Bohrung- die T('ilstromleitiin},'en. 

 Die Anordnung bzw. ihre Lilnge der Röhrchen in den Flaschen, die 

 auch eine kleine Menge (Quecksilber enthalten, ist so getroffen, dab das 

 Hochziehen der Glaszylinder u und b aus den vorgeschalteten Flaschen 

 Luft aufsaugen muß, die aus der Teilstromloitung durch das (^)necksilber 

 hindurchgeht. Da in den Flaschen auf der andei-en Seite der l'umpe das 

 (ilasrohr im (^)uecksilber endigt, wird hier keine Luft angesogen, es steigt 

 nur die Quecksilbersäule beim Hochheben dei- Zylinder in den Ilöhrchen 

 etwas an. 



Werden dann kurz darauf die Zylinder niedergedrückt, so kann die 

 über dem Quecksilber vorher abgesogene Luftmengo nur nach der Flasche 

 hinter e ausweichen und wird so durch Druck- 

 wirkung den Rohren zur Absorption der Kohlen- 

 säure zugetrieben. Statt der ursprünglich von 

 Pette)ikofer verwandten il//('7/£'>-schen \'entile 

 nimmt man besser die in Fig. 76 abgebildeten, 

 im Prinzip ganz gleich funktionierenden 

 To/ifschen Ventile. 



So wirken in sehr ingeniöser Weise die 

 Zylinder a und b zugleich nacheinander als 

 Saug- und Druckpumpe. Die Übertragung der 

 motorischen Kraft der (lasuhr wird so einge- 

 richtet, daß die Pumpen in der Minute lOmal 

 auf und nieder gehen. Die Zylinder werden 

 so eingestellt, daß bei jedem Hub 8 — 9 cm^ 

 Luft angesogen und in der nächsten Phase 

 weiter geschoben werden. 



Nach der Passage durch das geschilderte 

 Flaschensystera geht die Luft durch' Gummi- 

 schläuche zu den Hähnen//, deren Öffnung durch den über einer Skala 

 spielenden Zeigerhahn sich sehr fein regulieren läßt, und dann weiter in die 

 U-Rohre i. Diese sind mit Bimssteinstückchen, welche mit Schwefelsäure 

 benetzt sind, gefüllt und dienen zur Bestimnmng des Wasserdampfes. Hinter 

 den U-Rohren kommt dann die Luft in die ca. 1 m langen Fiifcnko/crsdwn 

 Röhren zur Bindung der Kohlensäure. Die Form und Anordnung dei- 

 Röhren (k) ist genau aus der Fig. 75 zu ersehen. Die beiden Röhren liegen 

 in Messinghaltern ,. die mit Gummi und Kork gefüttert sind, und sind in 

 diesem verstellbar. Sie müssen während des Versuches so eingestellt sein, daß 

 die Luft in kleinen einzelnen lUasen langsam an der Oberfläche der Baryt- 

 lösung, mit welcher die Röhren gefüllt sind, durch das Rohr hindurchgeht. 

 Für den Fall, daß nicht alle Kohlensäure (piantitativ in den langen 

 Röhren /.• vom Baryt aufgenommen ist, wird noch eine zweite etwas kürzere 

 Röhre der gleichen Art (Ij eingeschaltet. 



T'of'/sche Ventile. 





