490 ^- Gräfe. 



Hat die Luft auch diese durchperlt, so tritt sie durch die kurze 

 Blechrohrleitung in die kleinen Gasuhren {Ik Fig. 73). Diese sind auf 

 Druck eingerichtet. Die treibende Kraft ist auch hier noch der Druck der 

 Quecksilberpunipe a — A. An ihren Zifferblättern läl'»t sich die Größe des 

 Teilstroms in jedem Versuche ablesen. 



Beschreibung eines Versuciies. 



Vor Beginn einer größeren Versuchsreihe ist es not\Yendig, sich von 

 der Dichtigkeit des Apparates zu überzeugen. Nach Fettenkofer kann man 

 diese Prüfung durch Einleiten von Leuchtgas vornehmen. Da es bei der 

 ursprünglichen Pettenkoferscheu Kammer nicht auf Luftdichtigkeit ankommt, 

 ist dort nur die Biohrleitung zu prüfen. Dies geschieht in der Weise, daß 

 man die Rohre a und (Fig. 73) bei ihrem Ansatz an der Kammer durch 

 große (iummistopfen oder durch Glasscheiben mit Klebwachs luftdicht ver- 

 schließt und dann in die Bohrleitung Leuchtgas einleitet, das durch die 

 Saugpumpe bzw. die (iasuhr angesogen Avird und durch letztere auch wieder 

 ausströmt. 



Nachdem man sich davon überzeugt hat, daß aus der Bohrleitung 

 die Luft so weit ausgetrieben ist, daß eine Explosion nicht mehr möglich 

 ist, wird mit einer kleinen Flamme die ganze Bohrleitung abgesucht, jede 

 Undichtigkeit verrät sich sofort durch Entzündung des ausströmenden 

 Gases. In gleicher Weise kann man auch den ganzen vVpparat mit Kammer 

 prüfen, indem man die Zuströmöffnung am Fensterrahmen verschließt. 

 Die großen Mengen Gas, die dazu nötig sind, bringen aber Übelstände 

 mit sich. 



Eventuell könnte man auch hier zur Prüfung der Luftdichtigkeit die 

 Gasuhr benutzen in analoger Weise, wie sie oben beschrieben wurde (vgl. 

 S. 481). Sehr einfach ist die Prüfung der Teilstromabsaugevorrichtung. 



]Man braucht nur die Öffimngen der kleinen Bohre für die Teilströme 

 zu verschließen und die (Ilaszylinder « und h iFig. 75) aus dem Quecksilber 

 etwas hoch zu ziehen, so daß ihr Unterrand noch eintaucht. Ist die Lei- 

 tung dicht, so entsteht ein negativer Druck, der sich in einem Hochsteigen 

 des Quecksilbers in den langen Bohren der Flaschen [/ verrät. P)ieibt bei 

 festgestelltem Zylinder a und b die Steighöhe des Quecksilbers während 

 einer Stunde die gleiche, so hat man volle Garantie, daß die Leitung bis 

 zur Quecksilberpumpe ganz dicht ist. In ganz analoger Weise läßt sich auch 

 der weitere Abschnitt der Teilstromleitung auf seine Druckdichtigkeit bis 

 zur (iasuhr prüfen. Dabei empfiehlt es sich aber, nicht die (iasuhr an der 

 Austrittsstelle der Luft abzudichten, sondern nur die Rohrleitung vor dem 

 Eintritt in die Ciasuhr. 



Nachdem man sich durch derartige, von Zeit zu Zeit notwendige 

 Prüfungen von der Luftdichtigkeit der Apparatur überzeugt hat. wird 

 ca. \/.2 Stunde vor Beginn des \'ersuches die große (iasuhr zur Ventilation 

 angestellt, (deichzeitig werden die Pctfenkof ersehen Röhren mit Baryt 

 gefüllt. 



