492 E. Gräfe. 



hinter das Quccksilberpuinpwerk kleine Kölhehen mit Bimsstein einfügen. 

 Am besten nimmt man dazu kleine Glaskölbchen. 8ie fassen ca. 100 bis 

 200 cm^. Durch den eingeschliffenen Glasstopfen führen 2 Glasröhrchen in 

 die Kölbchen hinein, ein längeres, das einige Millimeter über dem Boden 

 endigt, und ein kürzeres, das nur eben eintaucht, eventuell kann man auch 

 den Glasstopfen an der einen Seite oder oben in Form eines Glasröhrchens 

 ausziehen. Die Kölbchen werden mit erbsen- bis haselnußgrolien Stücken 

 ganz reinen Bimssteins gefüllt, die vorher ausgeglüht und dann noch heil) 

 in konzentrierte Schwefelsäure geworfen waren. Beim Füllen ist zu ver- 

 meiden, daß größere Mengen Schwelelsäure mit hineinkommen. Die Schwelel- 

 säure darf den Boden und die Bimssteinstücke nur netzen. Insbesondere 

 ist darauf zu achten, daß die Öffnungen der Röhrchen nicht durch 

 Bimsstein oder Schwefelsäure verlegt werden. Die Füllung muß nach 

 jedem 3. — 5. Versuch wiederholt werden, um eine exakte quantitative 

 Wasserdampf bestijnnmng zu ermöglichen. Die Kölbchen werden an den 

 Außenenden der Glasröhrchen jederseits mit einem kurzen Stück Gummi- 

 schlauch und einer leichten Klemme versehen, die kurz vor dem Wiegen 

 geschlossen werden muß, um ein Eintreten von Wasserdampf in die 

 Kölbchen zu verhindern. Ehe sie in die Teilstromleitungen eingefüat werden, 

 müssen sie bis auf 0"1 nu/ genau abgewogen werden. Es empfiehlt sich, 

 immer 2 Kölbchen hintereinander zu schalten, um ähnlich wie bei den Röhren 

 für die Kohlensäurebestimmung die Gewähr zu hal)en, daß wirklich alles 

 Wasser aufgenommen wurde. Die Einfügung in die Leitung hat so zu ge- 

 schehen, daß die Luft durch das lange Glasrohr in die Kölbchen eintritt 

 und durch das kurze sie verläßt. 



Dei- eigentliche \'ersuch beginnt in dem Augenbhcke, in dem die ^'er- 

 suchsperson die Kammer betreten hat. Es ist dann sofort der Stand der 

 großen und kleinen (iasuhren sowie der Thermometer an ihnen abzulesen 

 und. nachdem dies geschehen, dei' Motor für die große Gasuhr anzustellen. 

 Bei einem Stundendurchlaß von ca. 30 — 40 m^ durch die große Gasuhr 

 geht dann die Luft der Teilströme in kleinen, unzusammenhängenden 

 Blasen durch die Barytlösung, die sich nach und nach durch Bildung von 

 BaCOg zu trüben beginnt. 



Bei gutem Funktionieren des f^lektromotors kaim man dann den 

 Versuch sich selbst überlassen, nur ist es nötig, alle 2—3 Stunden die 

 Temperaturen an den (Gasuhren zu notieren. Bei Benutzung eines Anfeuchters 

 (F, Fig. 73) muß dieser hin und wieder mit Wasser gespeist werden. 



Gleich nach Beginn des \'ersuches bestimmt man den Titer der 

 Barvtlauge, indem man in der oben beschriebenen Weise 'dOcni^ der Lauge 

 mit ( )xalsäure titriert. 



Die Abstellung des Versuches ist außerordentlich einfach. Der Elektro- 

 motor wird abgedreht und sofort Zeit, Barometer, Temperatur und Stand der 

 (iasuhren abgelesen. Die Versuchsperson kann dann den Appai'at verlassen. 



Ehe die l>arvtröhren aus ihren \'erbindungen gelöst werden, müssen 

 sie ganz horizontal eingestellt sein, damit nichts von ihrem Inhalt ver- 



