Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc 49;', 



lort'ii geht. Die Flüssigkeit wird rascli in Glasflaschen, die nach Art der 

 lUerflasehen mit einem Kautsehiikveischiuß versehen sind, eingegossen. 

 Die Flaschen müssen so groß sein, daß die Flüssigkeit sie gerade uanz 

 füllt, da sonst leicht die Kohlensäure der mitabgeschlossenen Luft in die 

 Barvtlösung- übergeht. Die Flaschen sind sofort nach Einfüllen dci- Lösung 

 luftdicht zu verschließen. 



Bis zur Titration läßt man einige Zeit vergehen . damit das Bai-ium- 

 karbonat sich absetzen kann. 



Nach 12 Stunden wird von der überstehenden, ziemlich klaren 

 Flüssigkeit mit einer Pipette, die für '60 cm^ geaicht ist. eine Probe ent- 

 nommen und in gleicher Weise wie zu Anfang mit Oxalsäure titriert. Es 

 empfiehlt sich der größeren Genauigkeit wegen stets Doppelbestimmungen 

 vorzunehmen. 



Ferner müssen noch die Kölbchen zur Wasserdampfbestimmung aus 

 der Xebenstromleitung herausgenommen werden. Um zu verhindern, dali 

 Wasserdampf noch weiter in sie eindringt, werden die Klammern gleich 

 nach Abstellung der Gasuhr auf die Schlauchstücke aufgesetzt. Die Kölbchen 

 sind dann wieder zu wägen. 



Berechnung der \'ersuchsresultate- 



Die in der Luft der Teilströme enthaltene Menge Kohlensäure und Wasser- 

 dampf ist in einfachster Weise zu berechnen. Man braucht nui- von der 

 zu Anfang zur Neutralisation der HO crn^ Barvtlauge nötigen ]\Ienge Kubik- 

 zentimeter Oxalsäure die Zahl der Kubikzentimeter abzuziehen, die bei 

 der Endtitration der Inhaltsproben aus der großen und der kleinen Röhre 

 zugesetzt werden mußten (Differenzwert d und d/). Da 1 cin^ Oxalsäure 

 1 mg CO., entspricht und die gesamte Menge Barytlauge pro Teilstrom 



loö + 90 cm- = 220 an^ beträgt, so ist — —^ h ^— - die Menge CO., 



oO oO 



in ^lilligramm . welche in der Luft eines Teilstromes enthalten ist. Da der 



eine Teilstrom I dazu dient, den Kohlensäuregehalt der in den Apparat 



eingesogenen Luft zu bestimmen, so braucht nur zur IJerechnung der 



während des Versuches gebildeten Menge CO., von der Menge COg pro 



Teilstrom II der Wert für I in Abzug gebracht zu werden. 



In ganz analoger Weise gestaltet sich die Berechnung füi- den 

 Wasserdampf. Beträgt das Gewicht der Kölbchen in Teilstrom I zu Anfang 

 a und a', bei 11 b und b' und die Gewichtszunahme während des \'er- 

 suches bei a: qg, bei a': rg, bei b: sg und bei b' : tg, so ist die im 

 Versuch gebildete Menge Wasserdampf = (s + t) - (q -f- r)g. 



Die geschilderte Berechnungsart gilt nur für den einfachsten Fall. 

 daß die beiden Teilstromapparate nur einfach angelegt sind und daß beide 

 Gasuhren ganz gleichmäßig gehen. 



Da es aber zweckmäßig ist, vier derartige Apparate (2 für die 

 Untersuchung des Einstroms. 2 für die Untersuchung des Ausstroms) zu 



