494 E. Gräfe. 



gebrauchen und da ferner die 4 (lasuhren häufig nicht ganz gleich gehen, mul) 

 man in Analogie zu der obigen r»ereciinung den Wassei-dainpf- und Kohlen- 

 säuregehalt in jeder einzelnen Leitung durch Wägung, beziehungsweise 

 Titration bestimmen und ausgehend von der während des Versuches durch 

 die einzelne Gasuhr gehenden Luftmenge die Worte pro 1 m^ Luft um- 

 rechnen. Der J)urchschnittswert der beiden Parallelberechnungen für die 

 ausströmende Luft, abzüglich des entsprechenden Wertes für die ein- 

 strömende Luft, gibt dann die AVasserdampf- und Kohlensäurebilduiig 

 während des Versuches pro 1 m'^ \'entilationsluft an. 



Notwendig ist nun nur noch die L'mrechnung auf die gesamte Luft- 

 menge, welche die Kammer während des Versuches verlassen hat. 



Das Luftvolumen, das während des Versuches die große Gasuhr 

 passiert hat. ist nur dann mit dem von der kleinen angezeigten direkt, 

 ohne L^mrechnung, vergleichbar, wenn es auf gleiche Temperatur und 

 gleichen F'euchtigkeitsgehalt gebracht worden ist. Da die Luft in den Gas- 

 uhren ohne Fehler als mit Wasserdampf gesättigt angenommen werden 

 Fvann , ist für den Feuchtigkeitsgehalt kein besonderer Faktor anzubringen. 



.\us den Einzeltemperaturablesungen während des Versuches berechnet 

 sich die durchschnittliche Temperatur der Gasuhren. Differieren diese 

 nicht, so kann die L^mrechnung sofort vor sich gehen. Ist das Volumen 

 des Teilstromes II v Liter, das der in der großen Gasuhr gemessenen Luft- 

 menge V, die Menge CO2 im Teilstrom c, so beträgt die Gesamtmenge 

 der Kohlensäure in der Ventilationsluft 



cV 

 G = h c, oder wenn die Umrechnung in der oben erwähnten 



V ^ 



Weise vorgenommen wurde und Ci der (iehalt an Gramm CO^ pro 1 m^ 



beträgt, G = — ^ — — , Differieren die Temperaturen, so kann man ent- 



wedei- das von der großen Gasuhr angezeigte Luftvolumen bei der abge- 

 lesenen Temperatur umrechnen auf die Temperatur in den kleinen Gas- 

 uhren . oder man bringt alle Luftvolumina auf die absoluten Werte von 0". 

 760 mm Hg und absolute Trockenheit und rechnet dann wie oben aus. Die 

 Deduktionen werden am zweckmäßigsten mit den Tabellen von Börnstein 

 und Landolt^) ausgeführt. 



In ganz der gleichen Weise wird die (iesamtmenge des während des 

 Versuches gebildeten Wasserdampfes bestimmt 



w \' 

 Nv = h w, wenn w die im Teilstrom gefundene Wassermenge 



ist und V und \' die gleiche Bedeutung haben wie in der vorigen Gleichung. 

 Nun stellt der Gehalt der durch die große (Gasuhr passierten Luft- 

 menge an Kohlensäure und Wasserdampf noch nicht den Gesamtbetrag 



*) Eine jreiiaue Besprechung der Art der Reduktion eines Luftvolumens auf die 

 Norrualverhältnisse findet sich ])ei Franz Müller in Bd. 3, S. 588 dieses Handbuches. 

 Auch die wichtigsten Tabellen aus Börnstein-Landolt sind dort abgedruckt. 



