498 E. Gräfe. 



(ladüR'li beseitigen, daü man entweder, wie Peftenkofer es selbst schon 

 vorijeschlagen'), in geeigneten Intervallen eine Luftprobe aus der Kammer 

 nimmt und sie analysiert, am zweckmälUgsten wohl durch (Tasanalyse; 

 oder aber man kombiniert, wie v. Bergmann-) es angegeben hat, den Re- 

 spirationsversuch im /^ettenkof ersehen Apparat mit einem Znntz-Geppert- 

 A'ersuch. 



Der Einwand, der gegen alle Teilstromverfahren mit ihrer grolion 

 ^Multiplikation der Analysenwerte erhoben wurde, gilt natürlich auch für 

 das Pdtenkofcr^zhe Verfahren. Das Verhiiltuis von Teilstrom zur Ven- 

 tilation.sgröl.ie beträgt etwa 1 — 10 bis 12.000. Daß der Einwand meiner 

 Ansicht nach praktisch keine Bedeutung hat, wurde oben schon erwähnt. 



Apparate nach dem Prinzipe von Jaqiiet. 



(Der ./«iyife^sche Originalapparat ( Basel) s), der Apparat von Gräfe (Heidel- 

 berg)-*), der Apparat von StäheUn (Berlin).^) 



Prinzip der Methode: Auch diese Methode analysiert ähnlich dem 

 Zuntzschen und Pettenkoferschen Verfahren nur Teilströme der Luft. 



Zur Ventilation der großen Respirationskammer dient eine (iasuhr. 

 \'or dem Eintreten der Luft in diese wird durch eine dünne, kurze Rohr- 

 leitung ein Teilstrom in einem Glasgefäß über Quecksilber abgesaugt. 



Durch Zahnräder und Kandangelenke überträgt sich die Bewegung 

 der Gasuhr in stark verlangsamtem Maße auf die Achse einer Spule, an 

 der ein Faden aufgewickelt ist, der einen mit Quecksilber gefüllten (xummi- 

 schlauch trägt. Li dem Maße, wie durch Umdrehung der Achse der Faden 

 sich abrollt, sinkt der Schlauch, der von ihm getragen wird, und mit ihm 

 das Quecksilberniveau darin. Da dies Quecksilber in kommunizierender 

 Verbindung mit dem Quecksilber in dem Absaugegefäß für den Teilstrom 

 steht, müssen beide Niveaus stets gleichmäßig und synchron mit dem Gang 

 der Gasuhr sinken. Die Luft des Glasgefäßes wird dann mit einem sehr 

 feinen (iasanalyseapparat nach Petterson-Palmqvist-Tohiesen auf den Ge- 

 halt an COg und O., analysiert. Die Werte können an der Skala direkt 

 in Frozen ten genau abgelesen werden. Da die zur \'entilation benutzte 

 Luftmenge an der Gasuhr ablesbar ist und Temperatur und Druck auch 

 fortlaufend bestimmt werden, braucht für die F)erechnung nur das Luft- 

 volumen auf 0", 760 mm Druck und Trockenheit umgerechnet zu werden. 

 Durch Anbringung eines Thermobarograplien nach Zimtz kann diese 

 Rechnung vereinfacht werden. 



Auch Wasserdampfbestimmungen sind Ihm dieser Metho(l(> möglich. 



') 1. c. S. 34. 



-) Zeitschr. f. experim. Patholoe. u. Therapie. Bd. o (1909). 



•') A'erliandlungen der uaturforschendeu Gesellscliaft Basel. Bd. 15. S. 23 u. ff. (1903). 



••) Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 65. S. 1 u. ff. (1910). 



'") StäheUn und Kessnet; ('haritö-Annalen. Jahrg. XXXIII. Sonderabdriick. 



