500 



E. Gräfe. 



yig. 78. 



werden kann. Die Luft wird durch eine besondere Rohrleitung' direkt aus 

 dem Freien dem Kasten zugeführt, tritt hier hei (' ein und bei D aus. 

 Gräfe hat die Raumverhidtnisse besonders im HiiihHck auf die Unter- 

 suchung Schwerkranker, die in einem kleinen Uaum sich zu leicht beengt 

 fühlen, bei seinem Apparate nahezu doppelt so groß gewiihlt (2634'7 /). 

 Fig. 7)S zeigt den Kasten geschlossen, Fig. 79 geöffnet.') 



Die Grundfläche des Kastens ist ein Rechteck (Kopf- und Fußseiten 

 90, Längsseiten 200 cm), der Kopfteil des Kastens ist 70 cm hoch, behält 

 diese Hohe aber nur auf die Länge eines Meters, von da an ist er nach 

 dem nur 7') vtii hohen Fußende abgeschrägt. Das (ierüst der Kammer be- 

 steht aus dicken, fest aneinandergefügten Holzplanken, die besonders an 

 den Kanten und Fenstern durch starke Quer- und Längsbalken eine feste 



Stütze erhalten. In die \'order- 

 und Seitenwände, sowie die 

 Decke sind große Fenster- 

 scheiben aus dickem Glase 

 vollkommen luftdicht einge- 

 setzt. Der Kasten ist an dei" 

 Innenseite, sowie am Boden 

 mit vulkanisiertem Eisenblech 

 vollkommen luftdicht ausge- 

 schlagen und mit weißer Öl- 

 farbe angestrichen. Da die 

 l Undichtigkeiten erfahrungs- 

 gemäß an der Türe am leich- 

 testen eintreten und das Öff- 

 nen und Schließen einer Türe 

 oft Thnstände macht, wurde 

 auf die Anbringung einer 

 Türe ganz verzichtet und der 

 ganze Kasten zum Öffnen und 

 Schließen eingerichtet (Fig. 7)^ 

 u. 79). Zu dem Zwecke dürfen 

 Seitenwände und Boden nicht miteinander in fester Verbindung stehen. Der 

 Boden B (Fig. 78), der auf kurzen Rollen ruht, besteht aus einem sehr 

 mnssivon Holzgestell, an dessen Seiten eine ca. f) oii breite und ebenso 

 tiefe, mit Eisenblech luftdicht ausgeschlagene Rille verläuft, in welche die 

 unteren Ränder der Seitenwände gerade hineinpassen. Die Rille wird mit 

 Paraffinum li(|uidum so weit gefüllt, daß das Fett 2 — 3 cm hoch steht. Läßt 

 man den an der Kopfseite des Apparates gekanteten Kasten nieder, so ist 

 ein vollkommen luftdichter Abschluß mit voller Sicherheit erzielt. Der Boden 

 enthält eine Schieneneinlage (Fig. 1\)S), an welche eine kurze Schienen- 



Ansicht der (/rn/eschea Respirationskammer in geschlossenem 

 Zustande. (Buchstabenerklärung im Text.) 



1) Die diesen Abbildungen zugrunde liegenden Photographien verdanke ich der 

 großen Freundlichkeit von Herrn Prof. Dr. F. Benedict. 



