Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. öoj 



Fig. 79. 



anfahrt paßt, über die das Vorsuchsbett in die Kammor <<oschohc'n wird. 

 Das Öffnen und Schlieüen des Kastens ist durch Heben und Senken des 

 Fuliteiies (F) an 2 Griffen außerordentlich rasch und leicht ausfie- 

 führt. An diesen Griffen ist ein dickes Seil befestigt, welches, durch die 

 Decke des Zimmers geführt, im Dachstuhl über eine PioUe läuft und ein 

 schweres Gegengewicht trägt. So ist das Gewicht des Kastens nahezu aus- 

 balanciert und ein leichter Druck und Zug genügen für die Dedienung. 

 Im Innern des Kastens sind Telephon, KUngelanlage, Klapptische und 

 ein Deckenventilator angebracht, ferner findet sich an der Seite ähnlich 

 wie bei Jaqiiet'^ x\pparat 

 ein Kasten (40 X 40 x 40). 

 Sein Deckel liegt in einer 

 entweder mit Wasser oder 

 Paraffin gefüllten Piinne. 

 Innen wird er durch eine 

 mit (nimmi belegte Schiebe- 

 tür, welche durch zwei 

 große Schrauben fest gegen 

 die Gummirahmen der Tür 

 gepreßt werden kann, luft- 

 dicht geschlossen. Die Luft 

 tritt an der Kopfseite des 

 Kastens durch eine kurze 

 Rohrleitung, die mit einem 

 Wasserhahnverschluß ge- 

 sperrt werden kann, ein 

 und verläßt die Kammer 

 am Boden (bei x Fig. 79). 

 Sie geht von hier durch 

 ein breites gebogenes llohr 

 (B) zur Gasuhr. Zur Luft- 

 entnahme direkt aus dem 

 Kasten sind an 2 Stellen 

 kleine mit kurzem Glas- 

 rohr durchbohrte Gummistopfen in zwei kleine ausgebohrte und mit Eisen- 

 blech ausgelegte, runde Öffnungen der Kastenwand angebracht. Sie werden 

 durch Gummischläuche mit Quetschhahn verschlossen. Auch Thermometer 

 und eventuell Hygrometer befinden sich im Apparat. 



Die Dimensionen der von Stähelin und Kcssner konstruierten Respi- 

 rationskammer des Apparates der I. medizinischen Klinik der Charit»' in 

 Berlin sind noch etw^as größer wie die der beiden bisher skizzierten Kästen. 

 Der Inhalt des ganzen Raumes beträgt o250 /. Die Form geht aus Fig. 80 

 und 81 deutlich hervor. Fig. 80 stellt die Vorderansicht, Fig. 81 das 

 Profil der Kammer dar. Der Linenraum zerfällt demnacli in zwei Teile, 

 einen vorderen würfelförmigen (A, B, C, F) von ISO cm Höhe, 60 rm 



Ansicht der Grofeschen Kespirationskaramer in geöffnetem 

 Zustande. 

 Das Öffnen geschieht bei der Kammer durch Kanten des Kasten- 

 daches bei F. Der Deckel ist durch Seile mit fJegengewicht. die 

 an F befestigt sind, anniihernd in jeder Lage aushalauoiert. 

 (Buchstabenerklärung im Text.) 



