502 



E. Gräfe. 



Breite und 2 cm Länge, er ist zum Stehen und (iehen gedacht. Daran 

 schheßt sich nach hinten ein abgeschrägter Ausbau an {H, J, E, F). 

 Seine rnterfiäclie JH, welche als Bettstatt dient , hegt öO ou höher als 

 der 15oden, die Rückwand ist 60 cm hoch. Als Bettunterlage dient eine 

 dreiteilige mit Ledertuch überzogene Roßhaarmatraze. 



Fig. 80. 



d, 



Fig. 81. 



rA 



Gesamtansicht des ßesiiirationsapparates von Sfähelin und Kessner. Seitenansicht der Kespiratiousk;inimer 



(Kammer in Vorderansicht.) von Stähelin und Kess7ter. 



P'^s-»-- Die Kammer ist. um auch für Wasserdampfbe- 



stimmungen die günstigsten Verhältnisse zu schaffen, 

 aus (ilas und schmalen Eisenrippen konstruiert. 



Die Glasscheiben sind entweder wie an den unteren 

 Teilen des Apparates in Zement gegossen oder fest in 

 ganz homogenen Kit gebettet. 



An der einen Seitenwand (bei i, Fig. 80) findet 

 sich die Türe, gegenüber bei h ein doppelt ab.schließ- 

 barer Schleusungskasten ('60 x o5 X ;>5). Sämtliche Türen 

 sind durch (iummieinlagen abgedichtet. 



Im Innern der Kammer befinden sich Glühlampen. 

 Klingel. Telephon. Klapptische und Hülsen für Thermo- 

 meter, Manometer etc. 



Alle Durchtrittsstellen für Leitungsschnüre etc. 

 sind vollkommen luftdicht abgeschlossen. 

 Besondere Sorgfalt wurde auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung 

 der Luft im Innern des Kastens verwandt. 



An das Luftzuleitungsrohr wurde zu diesem Zwecke ein mit seitlichen 

 Öffnungen versehenes Rohr an jeder Frontalwand angebracht. Es war 

 ('vgl. Fig. 82) genau dem Profil der Kammer entsprechend angebracht. 



Die Entfernung der Löcher (je zwei von 5 mm Durchmesser neben- 

 einander) voneinander verringerte sich mit zunehmendem Abstand von 



Anordnung der Löcher 



fiir den Luftzutritt zur 



RL'Spirationskaniraer von 



Stähelin und Kessner. 



I 



