Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etcv o()5 



ist der Apparat zur Entnahme des Teilstromes fcrtii:. Ehe die Verbin- 

 dung mit dem Hauptstrom hergestellt wird, empfiehlt es sich, den toten 

 Kaum bei t durch Ansetzen eines (Jummisauggebläses bei /^ zu spülen, um 

 aus dem toten Raum die stagnierende Luft anzusaugen und ihn mit Luft 

 aus dem Hauptrohr M zu füllen. In dem Augenblick, wo durch Senkrecht- 

 stellung des Hahnes bei p, und t miteinander kommunizieren und durch 

 Drehen der verschraubbaren Spule das Quecksilberniveau in so eingestellt 

 ist, daß es gerade an der Stelle steht, an welcher sich oben zum Halse 

 verjüngt, beginnt die Teilstromabsaugung. In dem Maße, als sich die Gas- 

 uhr dreht, wickelt sich der Faden bei r ab, mit ihm sinkt das Quecksilher- 

 niveau in e und gleichzeitig auch dasjenige in 0, das entweichende (^>ueck- 

 silber fließt dann durch e ab. Die Teilstromentnahme ist beendet, wenn 

 bis zum unteren Hahn mit Luft gefüllt ist. Dann wird die (iasuhr abge- 

 stellt und die Hähne bei so gestellt, daß der Innenraum vollkommen 

 luftdicht abgeschlossen ist. Entweder wird dann das Gefäß aus seinen 

 Schlauchverbindungen gelöst und die Luft ohne Umfüllen zur Analyse ver- 

 wandt, was bei der Größe des Gefäßes recht umständhch ist. oder man 

 füllt einen Teil der Luft in ein zweites, kleineres Glasgefäß (in Fig. S3 

 nicht angebracht) um, das in gleicher Weise wie am (iestell t befestigt 

 und in gleicher Weise durch einen einfachen mit Trichter versehenen Schlauch 

 mit Quecksilber gefüllt wird. Das zweite Gefäß wird samt einem Ansatz- 

 schlauch zur ^'erbindung mit p mit Quecksilber gefüllt. Nachdem dann 

 durch geeignete Stellung von jp mit dem zweiten (iefäß verbunden ist, wird 

 wie zu Anfang mit Quecksilber gefüllt und so die zu analysierende Luft 

 in das zweite Gefäß übergefüllt, indem sie dann bis zui- Analyse unter 

 starkem Überdruck aufbewahrt werden kann. 



Die Abänderungen und Verbesserungen, die Gräfe an der beschrie- 

 benen Teilstromentnahmevorrichtung angebracht hat, sind sehr gering- 

 fügig. Sie bestanden im wesentlichen darin. Spulen, Zahnrädei- und Rollen 

 der verschiedensten Art und Zahl anzubringen, um so die Abwicklung des 

 Fadens je nach Bedarf bei gleichem Gang der Gasuhr rascher oder lang- 

 samer zu bewirken. So ließ sich das Verhältnis zwischen Teilstrom und 

 Hauptstrom in der Breite von 1 : :500 bis 1 : 5UÜ0 beliebig variieren. 



Wesentlich eingreifender und sehr sinnreich ist die Änderung, die 

 Stähelin bei seinem Apparat an der Teilstromentnahme vornahm. Er trug 

 dabei zu gleicher Zeit der Notwendigkeit, stets Parallelproben der in seiner 

 Zusammensetzung sehr schwankenden atmosphärischen Luft gleichzeitig 

 vorzunehmen, Rechnung. 



Das Prinzip der Stähdinschon Teilstromabsaugung beruht darin, daß 

 (vgl. Fig. 84) die Gefäße e, und e^, welche zu Anfang des Versuches bis oben 

 mit Quecksilber gefüüt sind, sukzessive dadui-ch entleert werden und mit Luft 

 sich füllen, daß die Platte r mit den Zylindern ./; und f., durch Zahnradüber- 

 tragung von der Achse der Gasuhr an dem Schraubengang u- sukzessive 

 herabsteigt. Das eine Gefäß dient zur Entnahme der atmosphärischen Luft, das 

 andere zur (Jewinnung einer Probe aus dem Abzugsrohr der Kammer. 



