Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. r^Q" 



Dabei sind die \'erl)iiidiingeii nach c, nnd */., geschlossen. Um /u verhindern. 

 daß bei sehr iaugsanier \'entilation die Lnft in c^ sich mit dem Abstrom 

 in b (vgl Fig. SO) mischt, ist bei c^ noch ein kleines (.»uecksilhervcntil 

 angebracht. 



Sämtliche Zahnräder 2^ — 2^ können ausgewechselt werden, das erste 

 sitzt auf der Gasuhrwelle, die anderen auf der Schere r,. Durch ciit- 

 .sprechende Wahl der Zahni-äder kann die Übersetzung so reguliert wer- 

 den, daß der Teilstrom sich in jeder beliebigen Größe zwischen 1 : 100«) 

 und 1 : 60.000 variieren läßt. 



Sobald die (iefäße e, und e., mit Luft gefüllt sind oder der Versuch 

 schon vorher abgebrochen werden soll, dreht man die Schere u mit dem 

 Handgriff Xo und schraubt sie fest. Die Räder Zr, und z^ sind dadurch 

 ausgeschaltet, während die Gasuhr weiter gehen kann. 



Der Inhalt von c\ und c\, wird dann in ähnlicher Weise, wie oben 

 beschrieben, in Glaspipetten (von 250— oOO cm'^ Inhalt) umgefüllt. Xui- 

 werden zweckmäßig zwei solcher Pipetten durch (Jabelung eines zu einem 

 Quecksilberreservoir führenden Schlauches nebeneinander geschaltet, die 

 eine mit e.,, die andere mit d^^ verbunden, nachdem beide mit Quecksilber 

 gefüllt sind. Durch Hochkurbeln von v wird die Luft aus c, und c.> in die 

 Pipetten übergetrieben. Dabei sind die oberen Schwanzhähne der Pipetten 

 zuerst so zu stellen, daß durch sie hindurch ein Teil der Luft aus e^ und 

 ßa ins Freie entweicht, dann erst, nachdem so die Hähne durchgespült 

 sind, wird die Luft in die Pipetten zur Analyse hinübergedrückt. 



Die Gasanalyse. 



Die Genauigkeit der \'erfahren nach Jaqiicts Prinzip hängt in aller 

 erster Linie ab von der Verfeinerung der Gasanalyse. Da weitere Fehler- 

 quellen nicht in Betracht kommen, ist der prozentuale Fehler der (ias- 

 analyse auch der der Methodik. Die von Pettersson zuerst nur für die 

 Kohlensäurebestimmung der Luft angegebene Methode ist durch Pettersson. 

 Höfßand und Tobieseti^) auch für die Sauerstoff bestimmung so aul'ter- 

 ordentlich verfeinert worden, daß nun ein ^'erfahren vorliegt, das an 

 Feinheit und (ienauigkeit der analytischen Methode kaum seines Glei- 

 chen hat. 



Prinzip: Bei einem bestimmten Luftvolumen wird der CO-^-Gehalt 

 durch Abnahme des Volumens durch Absorption mit Kalilauge, der 0.,- 

 Gehalt in gleicher Weise nach Absorption durch Pyrogallol bestimmt. D.i 

 das Luftvolumen zu Anfang der Analyse dui(;h ein feines Differential- 

 manometer mit einem gleich großen Luftvolumen in \'erbinclnng gel)i"acht 

 wird, unterliegt dieses den gleichen Temperatur- und Druckschwanknugvii 



*) Vgl. 0. Pettersson und A. Falniqixisf, Apparat zur Bestimmung des atmospliüri- 

 schen CO.,-Gehaltes. Forschungen a. d. Gebiete der Agrikulturpliysik. Bd. XVI. H. 1— 2. 

 — 7'o6/>sr«, Skandin. Arch. f. Physiol. Bd. 6. 8.257(181)5). Auch pers.inlicho. nicht 

 genau veröffentlichte Angaben von Pettersson und Bohr sind bei der Konstruktion des 

 Apparates benutzt. 



