508 



E. Gräfe. 



wie die zu aiKilysiorende Luft, daher kann man alle Schwankungen von 

 I>ruc'k und Temperatur vernachlässigen, wemi man zu Ende der Analyse 

 die Drucke in beiden Luftvolumina durch Einstellung des Differential- 

 manometers auf den Punkt zu Anfang der Analyse ausgleicht. Betrug das 

 zu analysierende Luftvolumen z. B. 100 cm\ so geben die abgelesenen Werte 

 für die Abnahme durch Absorption von Kohlensäure und Sauerstoff direkt 

 den l'rozentgehalt der zu analysierenden Luft an diesen beiden Gasen an. 



Beschreibung des (Jasanalyseapparates und seiner Handhabung 

 Die (Jriginalform, wie sie Jaquet zuerst mitgeteilt hat, ist in 



Fig. ^?> 



abgel)ildet. 



In der Mitte des an ein Holz- oder Eisengerüst 



Fig. 85. 



genau 



vorge- 



montierten Glas- 

 apparates befindet sich die Malipipette Ä, die von einer 0-Marke unten 



bis zum obersten Ende (]\Iarke 100) 

 60 cni^ mißt. 



Die Kalibrierung ist in ''ooo^/o 

 nommen, und zwar so, daß nicht etwa ein 

 Skalenteil = 0"01 cni^ entspricht, sondern 

 einem VoooVo des Gesamtvolumens, um die 

 Umrechnung von 60 cm^ auf 100 oii^ zu 

 umgehen. Die Kalibrierung ist nur in ein- 

 zelnen Stellen des Rohres angebracht, von 

 0— P/o, ferner von 20— 21-5<'/o. Oberhalb 

 der graduierten Stellen erweitert sich die 

 Pipette kugelförmig, um zu verhindern, daß 

 die Pipette nicht allzu lang wird. 



Die Meßpipette hat 5 Verbindungen, 

 zunächst eine nach unten. Dort ist über das 

 untere Ende ein Gummischlauch gezogen, 

 in den bei s ein Glasstück mit Hahn ein- 

 geschaltet ist. Der Gummischlauch führt zu 

 der mit Quecksilber gefüllten (ilaskugel Z>, 

 welche durch Drehung des über eine Spule 

 laufenden Aufhängedrahtes auf und nieder 

 bewegt werden kann. 



Nach den beiden Seiten steht die Pipette 

 oben durch feine Glaskapillarrohre in \'er- 

 bindung mit den Orsa tischen Gefäßen A' und 

 Ej, welche die Absorptionslösungen enthalten. 

 Der Zugang zu den (iefälJen lälU sich durch 

 einen Glashahn sperren. Die (ilaspipette hat 

 ferner eine direkte \'erbindung nach oben, die 

 auch wieder durch einen Glashahn (n') unter- 

 brochen werden kann. Mittelst eines kurzen (Jummistückes/* ist das nach der 

 Seite umbiegende Rohr an das Indexgiasrohr F angeschaltet. Die gebogene 



• Jasanalyse-Appariit nach l'etlerson-Höglavil- 

 Tobiesen zur Analyse der nach dem Jiiquet- 

 schenPrinzipe entnommenen Teillnffströme. 

 (Genaae Kepchreibung der Apiiaratur und 

 Methodik im Text.) 



