Die Technik der rntersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. fjOl» 



Form mit ihrer Graduieriiiii?'. die übrigens beliebig' gewählt wi-nicii kann. i>t 

 in Fig. 8;') deutlich zu sehen. Fhat jederseits 2 Verbindungen, eine nach nntcn 

 (bei^j und j5,), ferner eine horizontale, durch einen Glashahn versclilielibare 

 nach außen. Auch J^' ist ein feines Kapillarrohr und wird mit einem etwa 1 rw 

 langen Tropfen einer Lösung von Alkannawurzeln in Petroleum durch eine 

 fein ausgezogene Glaskapillare von der Seite gefüllt, dieser Tropfen stellt 

 das Indexmanometer dar, weil er die beiden Luftvolumina A und li (das 

 Kontrolluftvolumen) trennt. Die ^■erbindung von p mit B ist in der Figur 

 nur angedeutet, sie geht ähnlich wie bei p^ durch ein Gummi.schaltstück p. 

 an das ein nach unten gebogenes Kapillarrohr ansetzt. Dieses erweitert sich 

 hinter dem Hahne n, der n^ genau entspricht, zu der länglich gestreckten 

 Glaspipette B. Um w^ährend der Analyse die (iasvolumina den Schwankungen 

 der umgebenden Luft möglichst zu entziehen, stehen beide Pipetten in einem 

 mit Wasser gefüllten Glaszylinder, der sich (liidcs unten) durch einen (Jnmmi- 

 schlauch mit Quetschhahn entleeren läßt. 



Die fünfte Verbindung von A führt nach dem Schwanzhahne n/. der 

 die Kommunikation mit der Außenwelt darstellt. Unterhalb von ihm wird 

 das Gefäß mit der zu analysierenden Luft in der aus Fig. Bö ohne weiteres 

 ersichtlichen Art anmontiert. 



Der Gang einer Analyse ist folgender: Ehe eine Analyse begonnen 

 wird, muß man sich davon überzeugen, daß ein kleiner Tropfen destilliertes 

 Wasser auf dem Quecksilber schwimmt. Er wird durch P^insaugen beim 

 >n leicht in den Apparat befördert. P)ie \'oraussetzung für gute Analysen 

 ist eine Sättigung der Luft mit Wasserdampf M, die nur auf die angege- 

 bene W^eise garantiert ist. (Jewöhnlich genügt ein derartiger Tropfen für 

 viele Dutzend Analysen. Die Quecksilberkugel D, wird so weit gehoben, 

 daß das Quecksilber an dem unteren, senkrecht stehenden Schwanzhahn 

 des Analysengefäßes C ausfheßt. Dann wird der Hahn vertikal gestellt, so 

 daß das Quecksilber nach C einströmen kann. Um stets einen Überdruck 

 zu schaffen, muß man dafür Sorge tragen, daß das Quecksilbei-niveau in />, 

 stets etwa handbreit über demjenigen in C steht. Zu Heginn der Analyse 

 darf sich in dem Analysenapparat nur Stickstoff befinden und das Queck- 

 silberniveau in A muß durch geeignetes Hochwinden der Kugel D an der 

 Marke lOO'V'ü stehen. 



Die erste Luftportion, welche durch ^'ertikalstellung des oberen 

 Schwanzhahnes aus C austritt, läßt man durch den zuerst horizontal stehen- 

 den Schwanzhahn in nach außen entweichen, um die toten Käume zwischen 

 beiden Hähnen mit der zu analysierenden Luft zu füllen. Dann wird tu vertikal 

 gestellt und die Luft tritt unter Überdruck nach A ein. nachdem die Hähne ;/ 

 undf^i, sowie die Hähne zu den Orsatschen (iefäßen. in denen die Flüssig- 

 keit in beiden Schenkeln gleich hoch stehen soll, horizontal gestellt sind. 

 Durch langsames Heben von D, und Senken von I> wird dann nnter Hxm- 



•) Ist die Luft nicht vollständig mit Wasserdampf -resättigt, so gehen die Kohlon- 

 säureanalvsen zu tiefe und die Sauerstoffaiialyseu meist zu hehe Werte. 



