510 E. Gräfe. 



druck so viel Luft aus (' übergetrieben, dalJ das Quecksilber einige Zenti- 

 meter unterhalb der 0-Marke steht. Dann werden die Sch^Yanzhiihne bei C 

 halbgestellt, so dali weder C noch die Ansatzgiasstücke nach aulien kom- 

 munizieren. Durch geeignete Stellung von m lälit man dann den Überdruck 

 in A nach außen sich ausgleichen, (ileichzeitig wird der vorher vertikal 

 stehende Hahn s hoi-izontal gestellt und vermittelst der Schraube /•. welche 

 mit einer kleinen Metallscheibe das iiUmen des an dieser Stelle in die Leitung 

 eingeschaltenen (iummischlauches verengern und erweitern kann, der obere 

 <^)uecksilbermeniskus genau auf Marke der Skala eingestellt. Für einige Sekun- 

 den werden dann zur Erzielung eines völligen Druckausgleiches sämtliche 

 Hähne des Apparates außer« geöffnet und dann außer denen zum Indexmano- 

 meter (n und «i) geschlossen. Durch Hin- und Herdrehen der Schraube r 

 übeizeugt man sich, daß der Alkannatropfen in F den leichtesten Bewe- 

 gungen der Schraube r folgt, ein Beweis, daß keinerlei Verstopfung der 

 feinen Kapillarrohre oder Hähne eingetreten ist. Die Stellung des Alkanna- 

 tropfens bei exakter 0-Stellung des Quecksilbers ist genau zu notieren und 

 die eigentliche Analyse kann nach Horizontalstellung von n^ und a beginnen. 



Die Luft wird durch Hochkurbeln von D und daran schließende Öffnung 

 der Hähne s und desjenigen bei ^'zunächst nach £" übergetrieben. Das Orsaische 

 Gefäß (FJ ist mit oÜ7oig<?i' Kalilauge (Kaliumhydroxyd in Stangen, puris- 

 simum. pro analysi, non in alkoh.depuratum Merck) gefüUt und entnimmt der 

 zu analysierenden Luft die Kohlensäure. Wenn durch vorsichtiges Hoch- 

 heben von I) das (Quecksilber bei Marke 100 angekommen ist, wird die 

 Kugel wieder gesenkt, wobei streng darauf zu achten ist, daß die Kali- 

 lauge in E nie bis in die Nähe des Hahnes kommt. Überhaupt empfiehlt 

 es sich, zumal für den Anfänger, alle Druckschwankungen (besonders nach 

 der negativen Seite) in dem Glasrohrensystem nie brüsk, sondern nur ganz 

 allmählich und behutsam unter steter Kontrolle der Flüssigkeitsspiegel zu 

 setzen, sonst wird zu leicht Flüssigkeit nach A aspiriert, was jedesmal 

 den ^'erlust der Analyse und eine sehr umständliche Reinigung des ganzen 

 Apparates nötig macht. Sobald die Gefahr einer Aspiration droht, ist so- 

 fort der Hahn zum Orsatschen Gefäße, eventuell auch .s quer zu stellen. 



Nachdem die Luft 4m al nach E hinüber getrieben worden ist, wird D vor- 

 sichtig so weit gesenkt, daß die Flüssigkeitsspiegel in den beiden Schenkeln 

 des Orsatschen Gefäßes wie zu Anfang der Analyse gleich hoch stehen, dann 

 wird die Verbindung gesperrt und s sogleich quer gestellt. Um den ?)-ozent- 

 gehalt der Kohlensäure genau abzulesen , ist nun noch nötig, eventuelle 

 Druckdifferenzen zwischen A und dem den gleichen Temperatur- und Druck- 

 schwankungen unterlegenen Luftvolumen in ß'^) auszugleichen. Dies geschieht 

 durch ganz vorsichtiges Öffnen der Hähne n und n^. Sobald ein stärkerer 

 Ausschlag am Alkaimatropfen sich zeigt, wird die Schraube r so gedreht, 

 daß der Tropfen wieder nach der Anfangslage geschoben wird. Erst wenn 



') Auch in B muß durch Einbringen eines Tropfens destillierten Wassers bei n 

 stets die Luft mit Wasserdampf gesättigt sein. 



