Die Technik der rntersuchimg des respiratorischen Gaswechsels etc. 5] | 



der Druck nahezu ganz ausgeglichen ist, werden die Hiihne u und //, 

 maximal geöffnet und dann der Alkannatropfen endgültig auf den Aus'rano-s- 

 punkt eingestellt. Der Skalenteil, au dem dann der obere (^uecksilher- 

 meniskus steht, gibt dann den Prozentgehalt der Luft an Cih an. /ur 

 Ablesung bedient man sich zweckmäßig der Lupe und seitlichen Beleuch- 

 tung. \0Y allem ist darauf zu achten, daü Pupille, xVchse der Linse und 

 (,)uecksilbermeniskus genau eine gerade Linie bilden, da von der (Genauig- 

 keit der Ablesung die Exaktheit der Methode abhiiugt. 



Ist die Ablesung beendet und bekommt man eventuell nach erneutem 

 Herübertreiben der Luft nach E den gleichen Wert, so werden die Hähne 

 n und w, wieder geschlossen und es wird in genau der gleichen Weise die 

 Sauerstoffbestimmung vorgenommen, indem die Luft nach E^ heriiberge- 

 trieben wird. Nach Haklaneiichev A'orschrift wird dies Gefäß am besten mit 

 lOo/oiger Pyrogallollösung in konzentrierter reinster Kalilauge gefüllt. Am 

 zweckmäßigsten wird die Pyrogallussäure in die noch warme Kalilauge in 

 Substanz hineingebracht und, ehe sie sich ganz gelöst hat, in das Orsat- 

 sche Gefäß eingefüllt. 



Die Ablesung des Sauerstoffgehaltes der zu analysierenden Luft ge- 

 schieht in genau der gleichen Weise wie bei der Kohlensäure. Nun ist es 

 bei der viel größeren Menge Sauerstoff und geringeren Avidität der Pyro- 

 gallollösung für das Gas nötig, die Luft mindestens 8mal hinüber und her- 

 über zu treiben. Die Häufigkeit hängt ab von der Leistungsfähigkeit der 

 Pyrogallollösung, die bei stets gleicher Bereitung außerordentlich groljen 

 Schwankungen unterliegt. Manchmal ist schon nach wenigen Minuten die 

 Absorption eine vollkommene, hin und wieder, wenn die Lösungen schon 

 etwas verbraucht sind, dauert es bis zu einer V4 Stunde. 



Um sich davon zu überzeugen, daß die Absorption wirklich eine 

 ([uantitative ist, macht man 2 Ablesungen, nachdem man zwischen beiden 

 die Luft noch einmal in beide Orsafsche Gefäße übergetrieben hat. Meide 

 Ablesungen müssen vollkommen übereinstimmen. 



Nach Beendigung der Sauerstoffablesung ist der Apparat nur noch 

 mit Stickstoff gefüllt und ist bereit für eine zweite Analyse. Es ist not- 

 wendig, immer zwei Analysen derselben Luft vorzunehmen, um eine Sicher- 

 heit für die Genauigkeit der Resultate zu haben. Sollten die Werte der 

 Doppelanalysen mehr wie O'Ol^/o differieren, so muß eine dritte Analyse 

 gemacht werden, bei exaktem Arbeiten wird dies aber nui- selten 

 nötig sein. 



Die Abänderungen, die Gräfe und Stähclin au dem beschriebenen 

 Apparat vorgenommen haben, sind sehr geringfügig, StüheUn nahm eine 

 Pipette von 50 cw^, Gräfe eine solche von lOOcm». Sehr zweckmäßig ist 

 es, die Or.so^schen Gefäße abnehmbar am Apparate anzul)riugen. Die \'er- 

 bindung mit den Kapillarrohren muß dann selbstverständlich vollkommen 

 luftdicht sein, was durch Anbringung eines schrägen laugen (dasschliffes 

 mit Bajonettverschluß und Quecksilberabdichtung sich leicht erreichen hU'-t. 

 Ferner empfiehlt es sich auch, die Ors((t&d\Qn (iefäße in grol'x' (;l;i-/vlin- 



