512 E. Gräfe. 



der zu stellen, um sie dem EinflulJ der wechselnden Lufttemperatur mög- 

 lichst zu entziehen (Gräfe). 



Die Erlernuni> der Technik der Analyse ist nicht ganz einfach und 

 erfordert viel Sorgfalt und fliung. Die Hauptfehler bestehen darin, dal) 

 durch unrichtige Handhabung der (^)uecksilberkugel oder der Hähne und 

 Schrauben zu grol')e Druckdifferenzen in den einzelnen Teilen des Appa- 

 rates entstehen und infolgedessen entweder der Alkannatropfen zerspringt 

 oder Flüssigkeit aus den 0/-5o^schen Gefäßen in den Apparat kommt. In 

 beiden Fällen ist natüi'lich die Analyse unbrauchbar. Im letzteren Falle 

 muß der Apparat gründlich gereinigt werden, indem man in alle Teile 

 erst 20Vüi8'e Salpetersäure, dann ö^/oige Salpetersäure und schließlich 

 1 — 2mal destilliertes Wasser hereinbringt. Am besten geschieht dies durch 

 Ansaugen mit dem Quecksilber der Pipette. i) 



In der Hand des Geübten arbeitet die Methode mit einer kaum 

 überbietbaren Feinheit und Exaktheit, und es kommt häufig vor, daß 

 Serien von Doppelanalysen bis auf 0*00 DVo übereinstimmen. 



Für jeden Untersuchungsort ist die Frage nach der Zusammen- 

 setzung der atmosphärischen Luft zu entscheiden, da überall da. wo die 

 Zusammensetzung der Luft in längeren Zeiträumen außerhalb der Fehler- 

 grenzen der Methode schwankt . während jedes Versuchs eine Parallel- 

 untersuchung der atmosphärischen Luft vorgenommen werden muß. 



Am besten geschieht das in der von Stähdin vorgeschlagenen Weise, 

 indem genau parallel mit der Probe des Abstroms auch eine Probe des 

 Einstroms entnommen wird. 



Von der Zusammensetzung der atmosphärischen Luft überzeugt man 

 sich am besten dadurch, daß man zu den verschiedensten Tages- und 

 Jahreszeiten zahlreiche Proben der atmosphärischen Luft untersucht und 

 die Werte vergleicht. Liegen die Maximalwerte weiter wie 0010 — 0"01ö 

 auseinander, so müssen stets Parallelproben der atmosphärischen Luft 

 während des Versuches abgesaugt werden. Am günstigsten liegen die Ver- 

 hältnisse am Meer und am Ufer großer Flüsse in Städten mit wenigen 

 Fabriken, am ungünstigsten im Zentrum großer Millionenstädte.-) 



Die Wasserdampfbestinimung. 



Auch der Wasserdampf läßt sich in Apparaten nach dem Jag^^e^schen 

 Prinzipe bestimmen. F^s führen hier die verschiedensten Methoden zum 



') Trotz sorgfältigster Reinlichkeit der Aualyseuausführung läßt es sich inancli- 

 mal nicht verhindern, daß feinste Rußteilchen und Spuren von Fett der Hähne an der 

 Wand der Kapillaren sich innen ansetzen. Meßbare P'ehler entstehen dadurch nicht, 

 trotzdem ist es aber ratsam, in s(dchen Fällen die Röhren mit Kaliumbichroniat und 

 konzentrierter Schwefelsäure zu reinigen. 



-) So kann z. B. nach Sfä'helins Angaben im Areal der Charite der CO.,-Gehalt 

 zeitweise bis 0'12'' ^ hinaufgehen, während die Werte für Heidelberg nur zwischen 

 00325—004 schwanken. Die Werte für den Sauerstoff sind gewöhnlich auch sehr kon- 

 stant für den einzelnen Ort. Die weitesten Grenzen, in denen die Zahlen an den ver- 

 schiedensten Orten schwanken können, sind 20"90— 20"94''/o. 



