Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswcchsels etc. ')l;\ 



Ziele, wenn anch leider, wie schon im voraus bemerkt werden soll, die 

 Genauigkeit der Wasserdampfbestimmung', wie bei allen besprochenen 

 Apparaten, erheblich hinter der Exaktheit der Analyse von CO., und ( »., 

 zurücksteht. Jaquet selbst hatte keine derartige Vorrichtung- an seinem 

 Apparate angebracht, jedoch hat Stäheliu^) den Basler Apparat i'iii- Wasser- 

 dampfbestimmung modifiziert. 



Er verfuhr in der Weise, daß er die Luft vor dem Eintritt in die Kam- 

 mer in einer Kühlvorrichtung und einem anschlielienden Chlorkalzinnitiirm 

 vollkommen trocknete und eine ähnliche Anlage in den Abstrom direkt hinter 

 der Kammer einschaltete. Die Gewichtszunahme des zweiten Kühlapparati's 

 und Chlorkalziumrohres gibt dann direkt die Wasserdampfproduktion der 

 Versuchsperson an. Zur Kondensation des Wasserdampfes wurden spiralig 

 gewundene Messingrohre von 22 mm Durchmesser benutzt. Die Höhe eines 

 ganzen Gefcäßes betrug 36 cm, der Durchmesser 23 cm. Die Gefäße kommen 

 in eine Kältemischung (Eis und Kochsalz). Zur Wägung, die bis auf 0*1 . 7 

 genau sein muß, werden die Enden der Gefäße aus ihren Schlauch- 

 verbindungen mit der Rohrleitung gelöst und mit Gummistopfen ver- 

 schlossen. 



Die Chlorkalziumtürme (55 cm lange Zylinder aus dünnem Glas) waren 

 an der einen Seite zugeschmolzen, auf der anderen durch einen (Jummipfropf 

 verschlossen. Durch letzteren ging als zuführendes Rohr ein Glasrohr von 

 22 mm Durchmesser. Ein gleich beschaffenes Glasrohr nahm nahe dem 

 Boden des Gefäßes die trockene Luft wieder auf. 



Um jeden stärkeren Widerstand in der Rohrleitung für die (Gasuhr 

 zu verhindern, darf zur Füllung der Chlorkalziumtürme nur sehr grob- 

 körniges Chlorkalzium benutzt werden, das häufig erneuert werden muß. 



Zur Wasserdampfbestimmung in kürzeren Perioden braucht nur die 

 Anlage hinter der Kammer doppelt gemacht zu werden. 



Grafe'^) verwandte an dem Heidelberger Apparate im wesentlichen 

 das Pettenkofersche Prinzip der Wasserdampfbestimmung in Teilströmen. 



Zwei Teilströme werden von dem kurzen, Luft zuführenden liohre des 

 Apparates zur Bestimmung des H^ 0-Gehaltes des Einstroms entnommen, 

 indem die Luft durch ein kurzes Gummistück sofort in 2 hintereinander 

 geschaltete Kölbchen, die mit Bimssteinstückchen, benetzt mit konzen- 

 trierter Schwefelsäure (vgl. S. 492) , beschickt sind. 



Die Kölbchen, welche in einem Drahtkorbe an dem Einstromrohr hängen, 

 sind an der Stirnwand des Apparates mit 2 Blechrohren von ca. 3 cm^ 

 innerem Durchmesser verbunden. Die Blechrohre finden in 2 gleich weiten 

 Gummischläuchen ihre Fortsetzung. Um das Öffnen und Schließen des 

 Apparates nicht zu behindern, müssen die Schläuche ziemlich lang sein 

 (vgl. Fig. 78 S). 



') Die Bestimmung der Wasserdampfausscheidung in Verbindung mit dem Jo'/iu/- 

 schen Respirationsapparat. Yerhandl. d. naturforsch. Gesellsch. in Basel. Bd. 19 IM 

 S. 1 u. ffg. 



•^) 1. c. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII 33 



