r.u 



E. Gräfe. 



An der andoren Seite schliclieii die (iuiniiiischiaiiciie wieder an feste 

 lllechrohre an, die zu 2 kleinen AV.y^erschen (iasnhren führen. 



Die Luftprobeu für den Abstrom werden dem grolien Rohre B (Fig. 78), 

 welches die Luft aus der Kammer der (iasuhr zuführt, bei h' und b ent- 

 nommen. Zwischen // und c' , beziehungsweise h und c werden in analoger 

 Weise wie beim Kinstrom 2 Paare Kölbchen mit Schwefelsäure und Bims- 

 stein eingeschaltet (in der Figur niclit gezeichnet) und die getrocknete 

 Luft geht dann durch die Rolire cV und d zu 2 weiteren kleinen Elsfer- 

 schen Gasuhren, welche neben den eben erwähnten Aufstellung finden. 



Die Achsen sämtlicher 4 Gasuhren sind durch Zahnräder und Ketten 

 miteinander und mit der Achse der grolien (iasuhr verbunden. Da im 



Fig. 86. 



JJie Anordnunp? der Psychrometer zur Bestimirmufr der Wasserdampftension in dem Apparate 



von Stühelin -Kesstier. 



Interesse einer rpiantitativen Absorption des Wasserdampfes die Ventilation 

 durch die kleinen Gasuhren möglichst gering sein niul), wurde die Über- 

 tragung auf die Achse der großen (Jasuhr so gewählt, daß bei einer 

 Passage von 188/ durch die große (Jasuhr nur 1 l durch die kleinen hin- 

 durchging. 



Stähelin'^) hat an dem von ihm und Kessner konstruierten Berliner 

 Apparat die Wasserdainpfbestimmung vermittelst der sehr einfachen Psychro- 

 metermethode vorgenommen und damit ebenso befriedigende Resultate 

 erhalten, wie sie andere Verfahren ergeben. 



Die außerordentliche einfache Einschaltung der Psychrometer in den 

 Ein- und Ausstrom zeigt Fig. 86. 



') Vgl. Stühelin und Kessner, 1. c. S. 15. 



