Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 5^5 



Zwei sehr feine Thermomotor sind vermittelst r;uininistoj)t('ii tind 

 (rlasansatz in das Glasrolir der Leitung eingefügt. Das eine ragt frei in 

 das Innere herein, das zweite ist an der Quecksillierknge! mit feiu-liten 

 Wollfäden umwickelt, die in ein kleines mit Wasser gefülltes .Schillchen ein- 

 tauchen. Dadurch, daß die Schale samt dem Thermometer herausgehoben 

 werden kann, läßt sich stets im Versuch die Menge des aus der Schale 

 verdunsteten Wassers durch Wägung feststellen. 



Die Thermometer müssen beide mindestens alle Viertelstunde ab- 

 gelesen werden, bei starken Barometerschwankungen sind auch häufigere 

 Ablesungen des Barometerstandes notwendig. 



In den Psychrometertafeln des königl. preußischen meteorologischen 

 Institutes 1) findet man für jede Ablesung der Thermometer die entsprechende 

 Wasserdampftension sowie die absolute Feuchtigkeit {fj Wasser in 1 m^ 

 Luft), die dann nur noch für das auf 0« absolute Trockenheit und 760 mm 

 reduzierte Ventilationsvolumen umgerechnet zu werden braucht. 



Beschreibung eines Versuches. 



Die Versuchsperson, die kurz vorher genau gemessen und gewogen 

 ist und Urin gelassen hat, wird entweder in einem geeigneten \'ersuchs- 

 bett, das möglichst nur aus düimem Eisen und Leder hergestellt ist 

 und ein ganz geringes A'olumen haben soll, in den Apparat eingefahren 

 oder betritt ihn zu Fuß. Je nach der Ventilation des Apparates kann der 

 Versuch sofort beginnen oder erst 2 — 3 Stunden später. Wenn man. wie 

 Gräfe es vorschlägt, zur Ventilation die Luft eines kleinen stark und 

 dauernd ventilierten Zimmers nimmt und 1 Stunde, bevor die Versuchs- 

 person in den Kasten kommt , sowohl das Zimmer wie • die geschlossene 

 Kammer bei raschestem Gang der Ventilatoren und der (iasuhr ventiliert, 

 kann der Versuch sofort beim Betreten der Kammer beginnen, zumal 

 wenn Öffnen und Schließen der Kammer in wenigen Sekunden möglich ist. 



Es ist zweckmäßig, in solchen Fällen den vorher luftdicht geschlossenen 

 Kasten erst nach 1 Stunde zu ventilieren, da die Konzenti-ation der 

 Kohlensäure in der abgesogenen Luft sonst zu langsam steigt; wegen der 

 geringen unvermeidlichen Analysefehler ist aber notwendig, den C().,-(ie- 

 halt des Teilstroms möglichst über 0'5Vo zu halten. 



Der Vorteil, den der sofortige Beginn des \'ersuches mit sich bringt, 

 besteht darin, daß einige Stunden Vorversuch gespart werden, was be- 

 sonders bei der Untersuchung Schwerkranker sehr wünschenswert ist. Der 

 Nachteil ist nur, daß man einmal eine Probe der Kastenluft zu Ende des 

 Versuches analysieren muß und zweitens einen Wert für das \'olumen der 

 Versuchsperson in Rechnung stellen muß. Die dadurch bedingten Tnge- 

 nauigkeiten fallen, wie später noch gezeigt werden soll, bei langen \qy- 

 suchen kaum ins Gewicht. Es empfiehlt sich überhaupt in jedem Falle. 



') Aspirationspsychrometertafeln, herausgegeben vom königl preuß. mcteorolog. 

 Institut. Braunschweig 1908. 



33' 



