516 E. Gräfe. 



wonn irgend angängig, den \'ersnch auf mindestens H Stunden auszu- 

 dehnen. 



Nach der zweiten Methode, die besonders Stähelin bevorzugt, wartet 

 man mit dem Beginne des ^'ersuches so lange, bis der Kohlensäuregehalt 

 der Luft annähernd konstant geworden ist. liei den größeren Apparaten 

 ist dies nach 2 Stunden der Fall, lii diesem Falle kommt man mit ein- 

 maliger Analyse der Kammerluft aus, vorausgesetzt wird aber dabei, dal) 

 tatsächlich die Konzentration von CO., und 0., im Apparat zu Anfang und 

 Ende des Versuches wirklich ganz die gleiche war. Das exakteste \w- 

 gehen besteht aber zweifellos darin, daß man erst nach 2 Stunden den 

 ^'ersuch beginnt und sowohl zu Anfang wie zu Ende eine Probe der Kastei i- 

 luft entnimmt. Man hat dann allerdings mindestens 6 Analysen zu machen. 

 Die Ventilatiousgröße setzt man je nach (Jrölie der Versuchsperson auf 

 20 — 30/ pro Minute an. In dem Augenbhcke, indem der eigentliche Ver- 

 such beginnt, werden sofort Zeit, ( iasuhrstand , Thermometer in der 

 Kammer und an der (lasuhr, ferner Barometer und eventuell auch bei 

 Wasserdampfbestimmungen die Hygrometer notiert. \'orher müssen die 

 oben beschriebenen Behälter zur Absaugung des Teilstromes mit Queck- 

 silber gefüllt sein, so daß es nur noch der \'erbindung mit dem Haupt- 

 strom und der Spülung der toten Bäume durch Ansaugung mit einem (ie- 

 bläse bedarf, um den Teilstrom entnehmen zu können. Automatisch läuft 

 daun der Versuch ab. Die Apparatur bedarf dabei keiner besonderen Aufsicht. 

 Nur müssen bei stärkeren Schwankungen von Temperatur und Barometer 

 die entsprechenden Ablesungen 1 — 2stündig vorgenommen werden, bei Wasser- 

 dampfbestimmungen mit der hygrometrischeii Methode viertelstündlich. 



Will man (Jen Wasserdampf mit der Kölbchenmethode messen, so 

 müssen diese vor dem Versuch, luftdicht verschlossen, gewogen werden und 

 beim Beginne des eigenthchen Versuches in die Leitungsrohre durch 

 die (iummistücke eingeschaltet werden. Alles Weitere ergibt sich aus dem 

 oben (iesagten. 



Gleichzeitig mit dem Stand der großen (iasuhr muß auch der der 

 4 kleinen abgelesen werden, ebenso wie die Temperatur in ihnen. 



Eine Überwachung der Versuchsperson ist nicht immer unbedingt 

 notwendig, in den meisten Fällen aber, zumal bei Kranken, wünschenswert, 

 vor allem auch wegen der Frage der Motilität, des Schlafes etc., die für 

 die Beurteilung der ([uantitativen Verhältnisse des Gaswechsels von Be- 

 deutung sein kann. 



Etwa 5/4 Stunden vor Beendigung des \>rsuches, eventuell auch auf 

 Wunsch der A'ersuchspersonen schon früher, wird der Deckenventilator 

 des Apparates in Tätigkeit gesetzt. Der Versuch schheßt im allgemeinen 

 dann, wenn ein Gefäß zur Teilstromentnahme mit Luft gefüllt ist, doch 

 ist es auch möglich , ihn früher abzubrechen , wenn schon für die Gas- 

 analysen genügend Luft abgesaugt ist. Bei Beendigung des Versuches wird 

 der Elektromotor der Gasuhr abgestellt und sofort Zeit, Temperatur, 

 Barometer und Stand der (iasuhr abgelesen. 



