Die Technik der Untersuchung des respiratorischen dasucchsels etc. T)!? 



In den Fallen, in denen der Versuch sofort \mm Schlieüen dei- 

 Kammer ani>efanj;en hat, ist es notwendig, noch eine Probe aus dem 

 Kasten zu entnehmen. Dies kann entweder direkt durch Ansaugung der 

 Luft durch ein Leitungsrohr, welches die Wand der Kammer durchliolirt. 

 geschehen, oder man saugt eine Pi'obe aus dem großen Abstromrohr 7/ 

 ab, dessen Luft bei guter \'entilation der Kammer vollkommen die gk'iche 

 Zusammensetzung hat wie die Luft in dieser selbst. 



Bei dem Apparate von Stäheliu und Kessner fällt die Mischung der 

 Luft mit dem \'entilator fort, da durch die oben (S. 502 u. ff.) beschriebene 

 \'orrichtung eine gute Mischung der Kammerluft garantiert wird. 



Ein Teil der abgesogenen Luft wird dann in der oben beschriebenen 

 Art in die Analysegefäße übergefüllt und gasanalytisch untersucht. In der 

 beschriebenen Weise kann man auch den Ablauf der Verbrennungen in 

 zwei- und mehrstündigen Perioden verfolgen. Es ist zu diesem Zwecke 

 nur nötig, die Übertragung am Teilstromapparat so zu wählen, daß das 

 (^uecksilbergefäß schon nach 2 oder 3 Stunden leer gelaufen ist. Am 

 Schlüsse jeder Einzelperiode muß dann stets eine Probe aus dem vorher 

 gut ventilierten Kasten entnommen werden. 



Bei Wasserdampfbestimmungen nach der Kölbchenmethode müssen 

 auch die kleinen Gasuhren sowie deren Temperaturen bei Beendigung der 

 Versuche abgelesen und die Kölbchen luftdicht verschlossen wie vorher ge- 

 wogen werden. 



Die Berechnung der Versuche. 



Durch die gasanalytische Untersuchung der Teilstronduft ist der 

 Prozentgehalt der Einstrom- und Ausstromluft für CO., und ()., bekannt. 



Um die absoluten Werte zu erhalten, ist es notwendig, das an der 

 (iasuhr abgelesene Luftvolumen, welches während des eigentlichen Ver- 

 suches die Kammer passiert hat, auf die Xormalwerte von ü". 700 tum Hg 

 und absolute Trockenheit zu reduzieren. 



Die Durchschnittswerte für Druck und Temperatur während des \'er- 

 suches sind durch fortlaufende Ablesungen bekannt. Bei Verwendung einer 

 großen mit Wasser gefüllten Gasuhr und langsamer Ventilation ist die 

 Luft praktisch mit Wasserdampf gesättigt, bei Füllung mit Paraffinöl muß 

 der Wassergehalt durch Hygrometerablesung jedesmal gesondert festgestellt 

 werden. Die Pteduktion des von der Gasuhr angezeigten Luftvolumens anf 

 0", 760 mm und Trockenheit geschieht nach der bekannten Formel : 



Vo = 



V X bo — e 



1 + 0-00367 t X 760 

 wo V das abgelesene Volumen, t die abgelesene Temperatur, b" der auf 

 O'' reduzierte Barometerstand') und e die Wasserdampftension angeben. 



') Die Korrektur für den Barometerstand fällt je nachdem ein Metall- oder 

 Quecksilberbarometer benützt wird, etwas anders aus (v<rl. Bönistcin-LaiicioI/s Tal). 10 

 u. 11, II. Aufl.), ferner ist noch eine kleine Korrektur für den Längengnid des be- 

 treffenden Untersuchungsortes anzugeben: Für Heidelberg = -(-032 ;««(. 



