520 E. Gräfe. 



Statt der großen Respirationskammer oder des Kopfkastens kann auch 

 sehr einfacher Weise ein Tierkasten eingeschaltet werden, wie es sowohl bei 

 dem Baseler!) wie dem Heidelberger-) und Berliner Apparat ^) geschehen ist. 



Somit lassen sich ohne Schwierigkeit die Apparate nach Jaquet zu 

 einer Universalrespirationsmethodik verwerten. Die Anschaffnngskosten 

 sind verhältnismäßig gering^) und die Bedienung der Apparate außer- 

 ordentlich einfach und mühelos.^) Schwierigkeiten macht im Anfang nur 

 die exakte Gasanalyse. 



Der Haupteinwand, der sich gegen die Jaqiietsche wie gegen alle 

 Teilstrommethoden machen läßt, ist der, daß eben nur ein kleiner Teil der 

 Luft untersucht wird und demgemäß die Analysenwerte mit oft mehr als 

 2000 multipliziert werden müssen, etwaige Fehler können so auch außer- 

 ordentlich vergrößert werden. 



Ferner kann man einwenden, daß die Berechnung des Sauerstoffes 

 eine indirekte ist und daß etwaige Fehler der Kohlensäurebestimmung 

 auch die (ienauigkeit der Sauerstoffbestimmung beeinflussen müssen, so 

 daß bei der Bestimmung dieses für den Gesamtstoff und Kraftwechsel be- 

 sonders wichtigen Gases doppelte Fehlerquellen möglich seien. Schließlich 

 fällt, je kleiner das Sauerstoffdefizit ist, um so mehr der unvermeidliche 

 mittlere Fehler der Gasanalyse von 0'005"/o ins Gewicht. Das Sauerstoff- 

 defizit ist aber nach oben begrenzt dadurch, daß die Kohlensäurekonzentration 

 2^/0 nicht übersteigen darf. 



Die praktische Brauchbarkeit und Genauigkeit der Apparate zeigt 

 jedoch, daß alle diese »Bedenken praktisch bei sorgfältigster Versuchs- 

 und vor allem Analysentechnik keine nennenswerte Bedeutung haben. 



Allerdings sind in der Regel die Fehler für die Sauerstoffbestimmung 

 größer wie für die Kohlensäurebestimmung. 



Apparate nach dem Prinzipe von Regnault und Reiset. 



Der oben eingehend beschriebene neue Respirationsapparat von 

 Benedict läßt sich auch für langdauernde Versuche einrichten.^) Sehr gut eignet 

 sich dafür auch die Bollt/sche Modifikation. Es ist nur notwendig, an der 

 Stelle, an welcher die \'erbindung für die \'ersuchsperson angebracht ist. 



') Falta, Grote und Stiihelin Hofmeister?, Beiträge, Bd. 9. 



^) Gräfe und Graham. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 73. S. 7 (1911). 



") Stähelin und Kessner, 1. c. S. 10. 



*) Die Kosten des Heidelberger Apparates inklusive großer Gasuhr (ohne die 

 kleinen Gasuhren) betragen zirka 3600 M, <ler von Stähelin und Kessner konstruierte 

 Apparat kostete nach liebenswürdiger Mitteilung von Herrn Professor Stähelin und 

 Herrn Ingenieur A. Kessner zirka 4Ö00M, davon entfielen zirka 1500 M auf die Kammer, 

 ::!80 M auf die Antriebsvorrichtung der Gasuhr, zirka 350 M auf die Gasabsauge- 

 vorrichtung. 



^) Mit dem Heidelberger Apparate sind z. B. im Verlaufe von 3 Jahren über 

 600 Tier- und Menschenversuche von 4— 48stündiger Dauer ausgeführt worden. 



*) Benedict selbst standen für diesen Zweck die großen Apparate nach dem ur- 

 sprünglichen Prinzip von Aticater- Roser und Benedict zur Verfügung, als deren Ver- 

 kleinerung gerade der neue Apparat für kurzdauernde Versuche zu betrachten ist. 



