Die Technik der Untersuchung des respiratorischen (uiswochsels etc. 501 



mö^'lichst 



Fig. 87. 



eine vollkommen luftdicht schließende Itespirationskammer von 

 kleinen Dimensionen einzuschalten. Ferner müssen wegen der 

 Versuchsdauer größere Absorptionsgefäl'.e benutzt werden, deren Einschaltung 

 aber keinerlei Schwierigkeiten machen können. 



Bei Beendigung des Versuches muß die Zusammensetzung der 

 Kammerluft entweder gasanalytisch ermittelt werden, oder die Versuchs- 

 person atmet dann 

 durch einen Gummi- 

 schlauch nach außen, 

 bis alle noch vor- 

 handene Kohlensäure 

 durch die Natron- 

 kalkllaschen absor- 

 biert worden ist und 

 der Anfangsdruck im 

 Apparate wieder her- 

 gestellt ist. Ferner 

 müssen Volumen. 

 Druck und Tempera- 

 turen des Apparates 

 genau bekannt sein. 



Rolly hat vor 

 kurzem eine den gan- 

 zen Menschen auf- 

 nehmende Kammer 

 für den früher be- 

 schriebenen Apparat 

 nach dem Benedict- 

 schen Prinzipe kon- 

 struiert. 



Die genauere 

 Beschreibung ist noch 

 nicht erschienen »), 

 jedoch hatte Herr 

 Professor i?o%-Leip- 

 zig die große Lie- 

 benswürdigkeit , mir 

 für dies Handbuch die folgende kurze Beschreibung nebst Abbildung ( Fiii. ST 1 

 und Schema der Berechnung der Versuche zur Verfügung zu stellen. 



Der Menschenkasten, welcher wie der Tierkasten aus Zinkblech 

 gebaut ist, ist 161 cm lang, 61 cm breit, am Kopfende 56 cm und am 



Ansieht der Respiiatioiiskaminer von Rolly fiir langilauurndo Versuiha. 

 Der Kasten in das auf S. 4(i0 u. ff. bescliriebene Kespirationpsystem ein- 

 geschaltet. Ein Patient (3) liegt im Kasten. (Weitere Zahlenerklärungen 



im Text.) 



*) Sie soll in einer demnächst liei G. Fischer erscheinenden Monographie mit- 

 geteilt werden. Nach einer liebenswürdigen ^litteihing von Herrn Professor Rolli/AMi^/Äe 

 beträgt der Anschaffungspreis der kompletten Kammer (natürlich oxV]. Aot übrigen 

 Apparatur) ca. 350 M. 



