522 K. (irafc. 



Fußende 39 nn hoch. Das \ ohinien desselben wird wie bei dem Tierkasten 

 berechnet und beläuft sich auf 588-7 /. 



Im Iimern des Kastens ist über dem Fuliboden, auf seitlichen 

 Leisten eine Anzahl fester (Jurte ausgespannt, auf welchen der Patient 

 weich lind bequem liciit. Unter dem Kopf des Patienten befindet sich ein 

 ledernes Kissen und am Füllende ist in einem Schiitzi^itter ein elektiüsch 

 betriebener \entilatür angebracht, welcher die Luft in dem Kasten mischt. 

 Die Zuleitung der Elektrizität geschieht durch eine in einer Paraffinrinne 

 in das Kasteninnere von außen herlaufende Schnur (Fig. 87). 



Drei Thermometer, von welchen das eine in der Abbildung sichtbar 

 ist (2), sind in verschiedenen Höhen und Stellen innerhalb des Kastens 

 angebracht. 



Die am Kopfende befindliche, etwa 60 cni^ große Öffnung des Kastens 

 wird durch einen (Jlasdeckel Ci) dadurch abgeschlossen, daß sein etwa 

 10 Oll hoher Kand in eine entsprechend große Kinne (4) des Kastens, welche 

 mit Paraffin gefüllt ist, taucht. 



Taucht der (Jlasdeckel in die Paraffinrinne ein, so steht die Innen- 

 luft des Kastens nur noch an 3 Stellen mit der Außenluft in \>rbindung. 

 Es sind dies das Luftzuführungsrohr (~>) , das Luftabführungsrohr (G) und 

 eine kleine Öffnung (7 ) zur Entnahme von Luft aus dem Kasten zwecks 

 Analysierung derselben. 



Die Temperaturregulierung der lunenluft geschieht durch eine Pegen- 

 brausevorrichtung, d. h. es werden mittelst Pöhreu (x)\ welche mit 

 ganz feinen Löchern versehen und an. den Ptändern und an der Ober- 

 fläche des Kastens verlaufen, kühles Wasser an die ganze Oberfläche des 

 Kastens angespritzt, wodurch die Temperatur im Innern des Kastens in 

 ausgezeichneter Weise reguliert werden kann. 1 )as Wasser , welches bei .9 

 aus einer Wasserleitung in die Röhren der Brausevorrichtung einfließt, 

 wird bei U> wieder abgeleitet, nachdem es sich in einer an der unteren 

 Peripherie des Kastens befindlichen llinne (11) gesammelt hat. 



Der Piespirationsversuch wird nun bei den Menschen in derselben 

 Weise wie bei den Tieren ausgeführt, d. h. der Apparat wird zuerst her- 

 gerichtet , der Natronkalkzylinder (12) und die Schwefelsäureflasche 

 (IH) gewogen in den Apparat eingesetzt, dann durch ein (icbläse 

 ein Überdruck in dem Apparat erzeugt, die Luft im Innern des Apparates 

 gemischt, zur Analyse ein kleiner Teil genommen und alsdann die Innen- 

 luft auf ?^0 mm H.. O Überdruck einüestellt. (xleichzeitig werden die Tem- 

 peraturen der Innenluft des Apparates und auch der Zimmerluft notiert 

 und der Barometerstand abgelesen. 



Alsdann begibt sich der Patient mit einem Uringlas etc. bewaffnet 

 durch die oben beschriebene Öffnung in den Kasten, der letztere wird 

 durch Eintauchen des Deckels in die Paraffinrinne geschlossen. Danach 

 wird die Innenluft des Kastens durch den \entilator gemischt, die Wand 

 desselben ein paar ^Minuten lang mit Wasser berieselt und Zimmerluft mit 

 einem Gebläse durch den Kasten durchgeblasen. 



