528 ^- (-^raf"«?. 



Eiweiß oder Fett besondere Korrekturen notwendig' machen. Unter Be- 

 nutzung der Analysewerte für den während der Versuchszeit gesammelten 



Harn (Zahlen für Dextrose, -^. Azetonkörper. NH3 etc.) lassen sich zwar 



eine l\eihe von weiteren Konekturen ') berechnen, aber eine exakte Be- 

 stimmung der Knergieproduktion ist in solchen Fällen nicht möglich. 



Das (deiche gilt für die Fälle, in denen infolge von starker Fettbil- 

 dung aus Zucker (z. B. in der Rekonvaleszenz nach Krankheiten mit lang- 

 dauernder Unterernährung) die respiratorischen Quotienten über 10 hin- 

 ausgehen. 



Leider liegen bisher Untersuchungen über den kalorischen Wert eines 

 Liters Sauerstoff für derartig hohe (^)uotienten noch nicht vor. 



Eine gewisse L^ngenauigkeit würde aber auf jeden Fall bestehen 

 l)k'il)en. da es ohne weitere Hilfsmittel nicht möglich ist, die 3 Kompo- 

 nenten, deren Kesultante dann KQ ist (Zuckerverbrennung, Fettverbren- 

 nung, Fettbildung aus Zucker), auseinander zu rechnen. Denkbar wäre 

 jedoch, daß in solchen Fällen die Fettverbrennung eine so minimale ist. 

 daß man sie. ohne einen nennenswerten Fehlei- zu begehen, vernach- 

 lässigen kann. 



ANHANG. 



Das Arbeiten mit Gasuhren. 



Die Verwendung von Gasuhren in der ]\Iethodik für die Untersuchung 

 des respiratorischen Gaswechsels ist eine so weitgehende, daß eine Be- 

 schreibung ihrer Einrichtung und Behandlung notwendig erscheint. 



Fig. 89 zeigt die Innenanordnung einer Gasuhr von vorne. Fig. 90 

 von der Seite. 2) 



Durch das Einstromrohr E und die Ventilkammer i\ gelangt die 

 Luft in den Luftkasten B, von hier durch das gebogene kurze Rohr- 

 stück L in die große Meßtrommel T, welche 4 Kammern aus verzinntem 

 Kupferblech enthält und sich in dem schwarzlackierten Blechgehäuse A 

 dreht. Das Gehäuse ruht auf dem breiten, mit 4 Fußnägeln (H^) versehenen 

 Fußgestell H. 



Von den 4 Kammern der Trommel enthalten 3 Luft, je nach der 

 Stellung die eine mehr als die andere. 



Die erste Kammer nimmt die Luft auf und gibt sie an die zweite, 

 die nur Luft enthält, weiter, während durch die dritte das gemessene Luft- 

 volumen nach rückwärts aus der Trommel in den Raum zwischen dieser 

 und dem Außengehäuse entweicht und bei A^, der Ausströmöffnung, die 

 Gasuhr verläßt. 



*) Beispiele liei Gräfe, Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 65. S. 47 (191Ü). — Gräfe 

 und Wolß, Deutsches Arch. f. kiin. Med. Bd. 107. S. 228 (1912). 



-) Die Ahbildungen sind dem Handbuch der physiol. Methodik von Tigerstedt, 

 Bd. 1, 3. Allteilung, S. 144 entnommen. 



