Die Technik der Untersuchuug des respiratorischen Gaswechsels etc. 



Ö29 



Jede Trommelumdrehunj.' befördert somit ein bestimmtes Luftvoliimcii 

 durch die Gasuhr. 



Die Drehung der Trommel wird besorgt durch die Achscnwc-ile U 

 welche bis in den Luftkasten hineinragt und hier auf dem Lager L, ruht' 

 An ihrem vorderen Ende sitzt eine doppelgiingige Schnecke I, auf und 

 diese greift m das mit Zähnen versehene Schneckenrad R ein. Die Um- 

 drehungen dieses Rades werden durch die Drehung der ihr angeführten 

 Achsenwelle W^ auf das Zeigerwerk l\ übertragen, weh-hes sich^in dem 

 Uhrwerkskasten U, der eine Fortsetzung des Brustkastens B nach oben 

 darstellt, befindet. 



Bei größeren Uhren sind gewöhnlich mehrere (3—4) Zifferblätter 

 angebracht. 



Fig. 89. 



Fi;?. 90. 



Scheinatisclie Ansicht der Einrichtung einer 

 Gasuhr von vorne. 



Schematische Ansicht der Einrichtung 

 einer Gasuhr von der Seite. 



Die Zahnradiibertragungen der Umdrehungen der Welle TU, sind da- 

 bei so gewählt, daß das erste Zifferblatt die Anzahl der 10.000/. das 

 zweite die Tausende und das dritte die Hunderte anzeigt, während ein 

 vierter Zeiger, auf einem großen Zifferblatt, in dessen Innonraum ge- 

 wöhnlich die anderen angebracht sind, die Einer bzw. deren Itiuchtcilr 

 angibt. 



Kleine Gasuhren pflegen gewöhnlich nur ein Zifferblatt zu haben, das 

 die Maße eventuell bis auf 10 cm^ genau angibt. 



Bevor eine Gasuhr in Gebrauch genommen wird, muß darauf ge- 

 achtet werden, daß sie vollkommen horizontal steht. Da die meisten an 

 den Füßen (HJ Schrauben besitzen, läßt sich die Stellung nach einer meist 

 an der Gasuhr angebrachten Libelle sehr fein regulieren. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 



;u 



