Die Präzipitine und die Methoden der Präzipitation. 56ö 



Zylinder zurückbleibende Blut nach Möglichkeit auszunutzen , wird der Blutkuchen 

 zweckmäßig durch Belasten mit einem sterilen Gewicht ausgepreßt. Haftet das Gerinnsel 

 an einigen Stellen der Wandung des Glases an, so wird es mit einem Spatel, dessen 

 Krümmung der Wölbung des Zylinders entspricht, vorsichtig abgelöst. Das erhaltene 

 Serum wird durch Absitzenlassen oder Zentrifugieren von korpuskularen Elementen befreit. 



Nuttall schlägt vor, das Blut in großen Schalen aufzufangen und 

 mehrere Stunden ruhig stehen zu lassen; das Serum, welches sich aus- 

 preßt, sammelt sich an der Oberfläche, und kann dann ohne weiteres ab- 

 pipettiert und in Glasröhrchen, die nach beiden Seiten ausgezogen sind, 

 eingefüllt >Yerden. Die Röhrchen werden vertikal aufbewahrt; etwaige 

 sich später bildende Niederschläge setzen sich in dem unteren ausgezogenen 

 Ende ab und können durch Abbrechen der Spitze entfernt \ierden. 



Uhleuhuth verlangt von einem brauchbaren Antiserum:' 



1. daß es steril und absolut klar ist. Opaleszierende Sera sind 

 unbrauchbar, 



2. daß es hochwertig und 



3. daß es artspezifisch ist. 



Klärung'. 



Um die erste Forderung zu erfüllen^ empfiehlt Uhleuhuth die Filtration 

 der frisch gewonneneu Sera durch ein steriles ße;/-Ä-e/(?/f/-Filter. Er ver- 

 wendet hierzu einen „Plltrierabfüllapparat'', der gleichzeitig ein Abfüllen 

 des filtrierten Serums in geeignete Röhrchen gestattet. Der Apparat setzt 

 sich zusammen aus einer Kieselgurkerze, einer Saugflasche und einer Saug- 

 pumpe. Für jedes neue Antiserum ist eine neue Kerze zu verwenden. Die 

 Kerzen können durch umgekehrte Filtration von reinem AVasser wieder 

 gereinigt werden. 



Es folge hier die Beschreibung und Gebrauchsanweisung, die L'hlen- 

 huth und Weidanz ihrem Apparat gegeben haben (Fig. ^ba und h). 



Der Filtrierabfüllapparat, der im wesentlichen eine Kombination 

 des J/aassewschen Bakterienfiltrierapparates und des LymphabfüUtrichters 

 (Modell der königi. Preuß. Anstalten zur Gewinnung animalischer Lymphe) 

 darstellt, besteht aus der Berkefeldschen Kerze (a) , die mittelst eines 

 Gummistopfens mit der Saugflasche (b) in \'erbindung steht. Diese zeigt 

 dicht unter dem Halse ein Ansatzrohr, das mit einer Kugel behufs Auf- 

 nahme von Watte versehen ist: in derselben befindet sich außerdem noch 

 eine zweite Glaskugel, die kleine nach der Saugflasche zu gerichtete Öff- 

 nungen besitzt und dadurch ein direktes Hineinströmen von Luft in die 

 Saugflasche verhindern soll. Das Ansatzrohr steht mit der Wasserstrahl- 

 pumpe (d) in \'erbindung. Zur Vermeidung des Hiueindringens von Wasser 

 in die Saugflasche ist das Rückschlagventil (e) eingeschaltet, und zur Re- 

 gulierung des Luftdruckes in der Saugflasche dient der Dreiwegehahn (r). 

 Der Abfüllhahn (f) ist mit einer umschmolzenen Hülle versehen und zeiiit 

 außerdem eine glockenförmige Erweiterung, die es gestattet, einen Bausch 

 Watte einzuführen, der die Drehung des Hahnes nicht hindert, wohl aber 



