566 



Hermaun Dold. 



ein Eindringen etwaiger Luitkeime verhindert. Mit dem Abfüllhahn steht 

 das genau graduierte Röhrchen (h), das oben behufs Aufnahme von Watte 

 zu einer Kugel ausgezogen ist. in Verbindung. Der Abfüllhahn (/) ist so 

 eingerichtet, daß auch mit Umgehung des Röhrchens (h) das Filtrat dii-ekt 

 abgefüllt werden kann. Das Ausflußrohr (g) ist von einer angeschmolzenen 



Glasglocke umge- 

 ^'8- ^5"- ben, sie hat den 



Zweck . einmal 

 durch Verschlie- 

 ßen der (ilasgiocke 

 mittelst Watte das 

 Abflußrohr vor In- 

 fektion zu schätzen 

 und außerdem 

 beim Abfüllen des 

 sterilen Filtrates 

 das Hineinfallen 

 von Luftkeimen 

 in die AbfüUröhr- 

 chen zu verhin- 

 dern. 



Die Filtration 

 wird nun in der 

 Weise ausgeführt, 

 daß, nachdem das 

 zu filtrierende Se- 

 rum in den Zy- 

 ünder der Kerze 

 gegossen ist. die 

 Saugpumpe lang- 

 sam angestellt 

 wird. Hierbei ist 

 darauf zu achten, 

 daß der Dreiwege- 

 hahn (e) zwischen 

 Saugflasche und 

 Saugpumpe (d) 

 richtig eingestellt 

 des Hahnes in der Richtung 

 ersten Kubikzentimeter des 

 aus Wasser bestehen , welches beim Aus- 

 Kerze in derselben zurückgeblieben ist. zu 



Filtiierabfiillapparat nach l'hlenhutli-M'eidanz. 



ist; 

 der 



es ist 

 beiden 



das der Fall, wenn der Knebel 



Ansatzröhren verläuft. Um die 

 Filtrates, die vorzugsweise 

 kochen und Sterilisieren der 

 beseitigen, muß die Saugpumpe ausgeschaltet und die Differenz des Luft- 

 druckes zwischen Saugflasche und atmosphärischer Luft wieder ausgeglichen 

 werden; beides wird erreicht durch Drehung des Hahnes um 90° nach 



