568 



Hermann Do Id. 



zwischen der Saugflasche und dem Iiöhrchen (h) hergestellt wird; ist das 

 erreicht, so steigt das Filtrat in h in die Höhe, vorausgesetzt, daß der 

 obere Watteverschluß des Röhrchens nicht zu dicht ist. Sollte das der Fall 

 sein, so muß er auf sterile Weise etwas gelockert werden. Hat man so 

 das gewünschte Quantum abgefüllt, so wird durch Dreliung des Abfüll- 

 hahnes die Verbindung mit der Saugflasche unterbrochen, dagegen mit 

 dem Abflußrohr (ijj hergestellt und das abfließende Serum zu je 1 cni^ in 

 die einzelnen sterilen Iiöhrchen abgefüllt. Ist das Filtrat bis zu dem unteren 



röhrenförmig 



ausgezogenen graduierten Ende der Saugflasche 



daß 



gesunken. 



so wird der Abfüllhahn so gedreht, daß mit Umgehung des IJöhrchens 

 (h) direkt abgefüllt wird und somit kein Tropfen von dem oft kostbaren 



Filtrat verloren geht. Wir haben bei dieser 

 i-^'s- 96- Filtration sehr gute Resultate erzielt. Bei 



unvollkommener Dichtung des Abfüllhahnes 

 steigen jedoch bei der Filtration Luftblasen 

 in der bereits filtrierten Flüssigkeit auf. 



Um nun den Abfüllhahn bei der Filtrier- 

 abfülleinrichtung ganz auszuschalten, haben 

 wir folgende Modifikation (Fig. 956) ange- 

 wandt. Die Saugflasche (h) steht hier mittelst 

 eines Druckschlauches mit dem genau gra- 

 duierten Röhrchen (h) in Verbindung. Dieses 

 hat an seinem oberen Ende ein seitliches 

 Ansatzrohr (i), dessen obere Öffnung zwecks 

 Aufnahme von Watte zu einer Kugel ausge- 

 zogen ist. Piöhrchen h steht an seinem unteren 

 Ende durch einen Druckschlauch mit dem 

 mit angeschmolzener Glasglocke umgebenen 

 Ausflußrohr (cj) in Verbindung. Durch zwei 

 Schraubenquetschhähne kann die Verbindung 

 zwischen Saugflasche und Röhrchen h einer- 

 seits und zwischen Abflußrohr // und Röhr- 

 chen h andrerseits unterbrochen werden. 

 Vor der Filtration ist der obere Quetschhahn so fest anzuziehen, daß 

 bei der Filtration keine Luftblasen in der bereits filtrierten Flüssigkeit 

 aufsteigen. Ist die Filtration in der oben beschriebenen Weise vollendet 

 und die Luftdruckdifl'erenz zwischen Saugflasche und atmosphärischer Luft 

 ausgeglichen, so Avird nach Schlieiien des unteren Quetschhahnes der obere 

 geöffnet und das gewünschte Quantum in Röhrchen h abgefüllt. Hierbei ist 

 darauf zu achten, daß der Watteverschluli des Ansatzröhrchens (i) nicht zu 

 dicht ist, damit beim Herabfließen des Filtrates die im Röhrchen h befind- 

 liche Luft entweichen kann. Durch vorsichtiges Öffnen des unteren Quetsch- 

 hahnes kann imnmehr genau (juantitativ das Filtrat abgefüllt werden." 



Vldeu/nä/i füllt das Antiserum in braune, aber vollkommen klare 

 Röhrchen von ca. 12"5 cnt Länge und 07 cm Durchmesser, die vor dem 



SeruinabfüU röhrchen. 

 a und b nach Uklenkufh, c nach Nuttall. 



