570 Hermann Dold. 



Wenn man zuerst liöhrchen I\' und dann Höhrchen III, II und I 

 beschickt, so kommt man mit einer Pipette aus. 



Jedes Röhrchon erhält sodann 0*1 cm^ des zu prüfenden klaren Anti- 

 serums mit einer sterilen Vioo cwM'ipette zugesetzt. Ohne zu schütteln, 

 werden die Höhrchen zweckmäßig bei durchfallendem Lichte betrachtet, 

 indem zwischen Lichtquelle und Reagenzröhrchen ein schwarzes, schräg 

 nach oben geneigtes Brettchen gehalten wird. 



Nach TJhlenhuth muß man von einem als brauchbar zu bezeichnenden 

 Antiserum verlangen, daß es im Röhrchen I fast momentan, spätestens 

 nach I — 2 Minuten, in Röhrchen 11 und III in etwa 8 bzw. 5 Minuten 

 eine deutliche Trübung hervorruft. Röhrchen \\ muß vollkommen klar 

 bleiben. 



Für die Titerbestimmung sind nach den Erfahrungen der meisten 

 Autoren 8er um Verdünnungen geeigneter als Blutverdünnungen, da die 

 Gegenwart von Hämoglobin den Ablauf der Reaktion etwas hemmt und 

 die Erkennung von Trübungen erschwert. 



Die Titerbestimmmig nach Nuttall und Inchley wird in folgender 

 Weise ausgeführt 0: 



Von einer Serumverdünnung von 1 : 100 werden 05 cm^ mit O'i crn^ 

 Antiserum in ein kleines Reagenzröhrchen gebracht. Die Durchmischung- der 

 beiden Flüssigkeiten geschieht durch einfaches Umdrehen des mit dem Finger 

 verschlossenen Röhrchens. Nach 24stündigem Stehen desselben wird von 

 dem zu Boden niedergeschlagenen Präzipitat die darüber befindliche Flüssig- 

 keit vorsichtig abpipettiert und der zurückgebliebene Rest genau gemessen. 

 Hierzu bedient man sich eines Thermometerröhrchens , dessen Lumen so 

 beschaffen ist, daß 0'05 crn^ einen 20 mm hohen Raum einnehmen. Um 

 Glasröhrchen von möglichst gleichem Kaliber zu bekommen, steckt man 

 einen zu einer Spitze ausgezogenen Glasstab so weit als möglich in ein 

 derartiges Röhrchen, das obigen Anforderungen entspricht, hinein. Durch 

 Umdrehen des Stabes in demselben bezeichnet man sich nunmehr genau 

 den Berührungsring. Mit einem so markierten Glasstabe kann man sich 

 dann leicht die passenden Röhrchen aussuchen. Aus diesen Röhrchen wer- 

 den Pipetten (Fig. 97) hergestellt, deren Spitze (F) 7 rm und deren Haupt- 

 stück (D) 11 cw lang ist. Der Inhalt des Röhrchens zwischen A und B 

 beträgt 005 cm\ 



Mit einer solchen Pipette wird die in dem kleinen Reagenzgläschen 

 zurückgebliebene, präzipitathaltige Flüssigkeit vollständig aufgezogen, und 

 zwar so weit, bis der untere Meniskus etwas olierhalb von B steht. Um 

 ein Sinken der Flüssigkeit unter B zu verhindern, wird die Spitze des 

 Röhrchens in ein mit Quecksilber gefülltes kleines Reagenzglas (E) gestellt. 

 Nunmehr bleibt das Röhrchen 48 Stunden bei einer Temperatur, die ein 

 Bakterienwachstum verhindert, stehen. Das in dem Thermometerröhrchen 



') Ich entnebme diese Angaben der Beschreibung des Apparates in: Uhlenhufh 

 und Weidanz, Praktische Anleitung zur Ausführung des biologischen Eiweißdifferen- 



zierungsverfahrens etc. G. Fischer. Jena 190!). 



