572 Hermann Do Id. 



{^leiten lassen können. Uühre E tragt eine senkrecht stehende, stählerne 

 10 r>«-Skala, die in Od nm/ graduiert ist. Auf E 1 ist eine rechtwinklige 

 Platte senkrecht befestigt, durch deren Mitte Röhre G in senkrechter 

 Richtung geht. Außerdem befindet sich an der Platte noch ein Zeiger, der 

 bis vor die Teilstriche der Skala reicht. In (r stecken zwei Röhren, die 

 sich vor- und rückwärts bewegen lassen. Eine davon, nächst dem Reagenz- 

 glasständer gelegen , trägt eine Blende (siehe Fig. 98, .5) mit rechteckiger 

 Öffnung, deren horizontaler Durchmesser genau dem der Glasröhren, welche 

 den zu messenden Niederschlag enthalten, entspricht. Eine feine schwarze 

 Nadel ragt horizontal in das Zentrum dieser Blendenöffnung hinein. Die 

 zweite Röhre ./ ist an dem einen Ende offen, an de'm anderen mit einer 

 Blende versehen, die einen feinen durch die INIitte gehenden Schlitz zeigt. 

 Die Röhren sind innen geschwärzt. 



Der Röhrchenstäuder soll die das Präzipitat enthaltenden Röhrchen 

 in senki'echter Stellung möglichst nahe der Nadel in der Scheidewand der 

 in (t beweglichen Bohre halten. Die kleinen Quecksilber enthaltenden Re- 

 agenzgläschen J ruhen in konischen Vertiefungen, die den numerierten 

 Ringen auf dem Holzbrett K entsprechen. Die Thermoraeterröhrchen stehen 

 auf dem Boden der Reagenzgläschen auf und halten diese, wenn sie selbst 

 oben angeklemmt sind, in ihrer Stellung. Die Vertiefungen L fixieren die 

 Glasröhrchen, wenn sie mittelst des Stabes M in diese Kerbschnitte ein- 

 gedrückt werden, in richtiger Lage. Der Metallstab verläuft parallel mit 

 der oberen Kante von L und wird an jedem Ende durch eine Feder fest- 

 gehalten. Die Röhrchen müssen immer von unten nach oben eingesetzt 

 werden. Eine schwarze Papptafel liegt auf zwei seitlichen Metallträgern 

 und dient als Hintergrund, um das Ablesen des Präzipitats in den Röhr- 

 chen zu erleichtern. Die vordere Fußkante des Röhrengestelles dient als 

 Gleitfläche für den Meßapparat. 



Die Messung des Präzipitats mit dem beschriebenen Apparat A\ird 

 folgendermaßen ausgeführt : Man setzt den Fuß des Röhrenständers (1) pa- 

 rallel zu dem Boden A des Apparates. Die Höhe des Apparates wird be- 

 stimmt bzw. reguliert durch Lochung von C und Höher- oder Nieder- 

 schieben des oberen Teiles an dem Stabe B. Hat man auf diese Weise 

 die gewünschte Höhe erreicht, so muß die Schraube fest angezogen wer- 

 den. Darauf wird die Röhre, welche die nadeltragende Blende hat, mög- 

 hehst nahe an das das Präzipitat enthaltende Therniometerröhrchen von be- 

 kanntem Inhalt gebracht, ohne dieses jedoch zu berühren. Durch Regulieren 

 und Durchschauen durch Röhre J muß die Nadelspitze in gleiche Lage mit 

 dem unteren konvexen Spiegel der Flüssigkeit (Präzipitats) gebracht wer- 

 den. Durch Drehen an JJ wird die Skala E so eingestellt, daß der Zeiger 

 über der Zentinietei'graduierung steht. Nunmehr wird durch Drehen an D 1 

 in ähidicher Weise der obere Itand des Piäzipitats festgelegt. Der Zeiger 

 gibt die auf /-' zurückgelegte Distanz an, zur Erleichterung des Ablesens 

 dient die kleine Lupe U. Aus der so gefundenen Höhe des Präzipitats und 

 dem Lumen des Röhrchens wird dann die Menge desselben berechnet. 



