Die Präzipitine und die Methoden der Präzipitation. 



o77 



Fig. 100. 



Die ausgelaugte Eiweißlösung wird sodann filtriert duicli gehärtete 

 Papierfilter {Schleicher und Schilll, Nr. 575, 60o oder 605) . durch einen 

 Berkefeld-Filter oder bei geringem Untersuchungsmaterial durch den 

 Mikrofiltrierabfüllapparat ( ililenhuth-Weidanz) (Fig. 100). 



Der Apparat (Fig. 100) bestellt aus der Kerze (a), die mittelst einer Gummikappe 

 mit der Saugflasche (b) in V^erbiudung steht; das seitliche Ansatzrohr (cj sowie die 

 Absaugevorrichtung entspricht genau den weiter unten bei der Filtration beschriebenen 

 Angaben. Das untere zu einem Röhrchen ausgezogene Ende des Sauggefäßes ist genau 

 graduiert, so daß die Flüssigkeit hier direkt gemessen und steril entnommen werden kann. 



Hierauf erfolgt die Herstellung der geforderten Verdünnung 1 : 1000, 

 wie oben beschrieben, und die Prüfung der Reaktion. Die Lösungen 

 sollen neutral reagieren; reagieren sie sauer, so 

 sind sie mit O'P/o Sodalösung zu neutralisieren. 



Die biologische Reaktion wird nun in folgen- 

 der Weise ausgeführt: In das JJhlenhuth-Beumer- 

 sche Reagenzglasgestell werden 7 peinlich saubere 

 Röhrchen gesteckt. Röhrchen 1 und 2 erhält mit 

 einer Pipette je 1 cm^ der zu untersuchenden Blut- 

 lösung; Röhrchen 3 bekommt 1 cm^ der dem Anti- 

 serum entsprechenden Blutlösung (1 : 1000), Röhr- 

 chen 4 und 5 je 1 etn^ von Kontrollblutlösungen; 

 Röhrchen 6 1 cm'^ steriler O-SöVoige Kochsalzlösung 

 und Röhrchen 7 eventuell 1 cni^ eines Auszuges des 

 Substrates, auf dem der Blutfleck angetrocknet war. 



Die Röhrchen 1, 3, 4, 5, 6 und 7 erhalten 

 nunmehr je 0"1 cm^ des im Vorversuch geprüften 

 Antiserums, Röhrchen 2 0"1 cryi'^ normales absolut 

 klares Kaninchenserum zugesetzt. Der Zusatz er- 

 folgt mit Vioo 6m3-Pipetten. 



Am besten läßt man den Serumzusatz an der 

 Wand herunterfließen, so daß die einzelnen Lösun- 

 gen unterschichtet werden. 



Die Röhrchen sollen nicht geschüttelt werden. 



In einem positiven Falle muß in liöhrchen 1 und 3 sofort oder 

 spätestens nach 2 Minuten eine hauchartige Trübung, die sich zu einem 

 allmählich deutlicher werdenden Ringe an der Berührungsstelle von Blut- 

 lösung und Serum verdichtet, entstehen, während der Inhalt aller übrigen 

 Röhrchen (Kontrollen!) innerhalb der ganzen Untersuchungszeit (20 Minuten) 

 klar bleiben muß. Es sei nochmals hervorgehoben, daß alle zur ^'erwcndung 

 kommenden Lösungen und Materialien (Röhrchen) absolut klar sein müssen. 

 Wenn ein Antiserum nicht ganz klar sein sollte, so kann es durch genügend 

 langes Zentrifugieren in den meisten Fällen geklärt werden. Bakterien- 

 trübungen lassen sich auf diese Weise nicht beseitigen: Antisera. die 

 durch Bakterienentwicklung getrübt sind, können nicht mehr gebraucht 

 werden. L^m die Aufwirbelung des am Boden der Röhrchen befindlichen 



Mi krofiltrierabf ül 1- 



apparat nach Llilenhufh- 



U'eidan:. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 



