590 H. V. Eni er. 



1. Messung der Strahlungsenergie. 



Die Intensität clieniiscli wirksamer Strahlen kann im wesentlichen 

 auf dreierlei Weise gemessen werden : 



Erstens man bestimmt die auf eine gewisse Flüche auffallende strahlende 

 Energie, indem man die gesamte Strahlung auf einer schwarzen Fläche 

 auffängt und die Menge der in solcher Weise zugeführten Wärme feststellt. 

 Die Temperaturzunahme bestrahlter schwarzer Körper kann mit dem 

 Thermometer gemessen werden, wie es im Pyrheliometer geschieht. Genauere 

 Resultate erzielt man jedoch mit der Thermosäule oder mit dem Bolometer. 



Zweitens man vergleicht die zu messende Lichtintensität mit der- 

 jenigen einer Standardlichtquelle, und zwar weißes Licht direkt im Photo- 

 meter, farbiges Licht im Spektrophotometer. 



An dritter Stehe sind die aktinometrischen Methoden zu erwähnen, 

 welche zuweilen die genauesten Messungen gestatten. 



Was zunächst die von der Sonne ausgehende strahlende Energie be- 

 trifft, so wird dieselbe durch die Solar konstante bestimmt. Dieselbe 

 gibt die auf 1 cw- während 1 Minute in senkrechter Richtung 

 einfallende Strahlenenergie in (/-Kai. an. 



Dieser auf die obere Grenze der Atmosphäre bezogene Wert wird 

 als exterrestrische, der auf die Erdoberfläche bezogene Wert als terrestri- 

 sche Solarkonstante bezeichnet. 



Die erstere Konstante Se hat Ahhot neuerdings zu 



Se = 1-922 ^-Kal. (lö») 

 angegeben. 



Für die terrestrische Konstante ergibt sich 



St = 1-456 ^r-Kal. 



Diese Resultate liegen auch den Mittelw erten aus den besten früheren 

 Bestimmungen ziemhch nahe. 



Auf die Messungsmethoden mit der Thermosäule und dem Bolo- 

 meter näher einzugehen, würde hier zu weit führen: nur die wichtigsten 

 Apparate sollen zur Orientierung kurz erwähnt werden. 



Flächenthermosäulen werden gewöhnlich aus vielen Wismut- und 

 Antimonelementen zusammengesetzt, deren elektromotorische Kraft bei 

 gleichen Temperaturdifferenzen am größten ist. Die Empfindlichkeit der 

 Messung hängt von derjenigen des Galvanometers ab. Störend wirkt die 

 langsame Erwärmung der Elemente und zufällige Temperaturdifferenzen 

 zwischen der \'order- und Rückseite der Thermobatterie. 



Diese Nachteile sind in der linearen Thermosäule von Ruhens'^) 

 vermieden. Dieselbe besteht aus 20 Eisenkonstantanelementen. Bei An- 

 wendung eines Panzergalvanometers erreicht man eine Empfindlichkeit 



1) Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd. 18. S. 05 (1898). 



