Untersuchungsmethoden biochemisch vpichtiger Lichtwirkungen. 59X 



von 1 mm für etwa \/ioooooo Grade. i) Noch größer ist die Fnipfindlidi- 

 keit, wenn sich die Thermoelemente im Vakuum befinden. 



Das von LatKjley als Meßinstrument eingeführte IJolometer beruht 

 bekanntlich darauf, daß die Strahlen auf einen dünnen Draht fallen, den- 

 selben erwärmen und dadurch seinen Widerstand iindern. Auch das Bolo- 

 meter kann als Linien- und als Flächenelement angewandt werden. Kon- 

 struktionen für die ersteren haben u.a. Paschen 2) und Edelmann '^) angegeben; 

 ein ausgezeichnetes Flächenbolometer rührt von Lmnmer und KjirVianm her. 



Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß das i?o//.s-sche Iladio- 

 mikrometer*) ein außerordentlich empfindliches Instrument für Strahlungs- 

 messungen darstellt. Ein sehr leichtes, in sich geschlossenes Thermoelement 

 wird in einem kräftigen Magnetfeld aufgehängt. Wird die Lötstelle be- 

 strahlt, so dreht der entstehende Thermostrom die mit Spiegel versehene 

 Thermosäule. Das Instrument wird von der Firma The Cambridge Scientific 

 Instrument Co. Ltd., Cambridge, in vorzüglicher Ausführung gehefert. 



Photometrie. 



Als Einheit der Lichtintensität (Leuchtkraft) ist die Hefnerkerze 

 in Deutschland ziemlich allgemein angenommen. 



Die von Hefner-Älteneck angegebene Lampe ^) ist eine einfache Docht- 

 lampe von gewissen Dimensionen. Dieselbe wird mit Amylacetat gefüllt. 

 Der Docht besteht aus Baumwollfäden und die Flammenhöhe ist auf 40 /»m 

 festgelegt. Diese an der Luft leuchtende Flamme strahlt in horizontaler 

 Richtung eine Hefnerkerze, HK, aus. 



Ändert sich die Flammenhöhe um Imm, so variiert damit die Licht- 

 stärke um etwa o^/o. Von dem Luftdruck ist die Hefnerkerze wenig abhängig, 

 wohl aber etwas (bis zu 8V0) von der Feuchtigkeit. Ist h die Tension des 

 Wasserdampfes bei der Beobachtungstemperatur und p die relative Feuch- 

 tigkeit in Prozenten, so gilt folgende Korrektionsformel: 



J = 1-05— 000()O75 hp. 



Die Einheit der Lichtstärke, J = 1 HK, ist bei einer Luftfeuchtig- 

 keit von 8*8 l Wasserdampf auf 1 m^ trockene Luft von TüOm»« Druck er- 

 halten worden. 



Ä. Photometrie des weißen Lichtes. 



Für photochemische Messungen an weißem Licht dürfte neben der 

 einfachen Bunsenschen Anordnung in erster Linie der von Lnmmer und 



1) H.Buhens und E. Aschkiiniss, Wied. Ann. Bd. 65. S. 244 (1898). 



2) Wied. Ann. Bd. 48. S. 272 (1893). 



») Elektrotechn. Zeitschr. Bd. 15. S. 81 (1894). — Zu bezielicn von der Firma 

 M. Th. Edelmann in München. 



') Proc. Roy. Soc. Vol. 42. p. 189 (1887); Phil. Trans. Vol. 180. p. 159 (1889); 

 siehe ferner Paschen, Wied. Ann. Bd. 48. S. 275 (1893). 



5) Elektrotechn. Zeitschr. Bd. 5. S. 20 (1884); Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd. 10. 

 S. 119 (1890) und Bd. 13. S. 257 (1893). 



