592 ii- ""■ Ell! er. 



Brodhun ^) angeiiebene Apparat in Betracht kommen. Bei derselben wird 

 an Stelle der transparenten .Scheibe ein System von zwei Prismen auf den- 

 jenigen Punkt der Geraden zwischen der Standardlicht(iuelle und der zu 

 messenden Lichttiuelle eingestellt, an welchem die Helligkeit der beiden 

 Lichtquellen gleich ist. Dieses Photometer ist mehrfach modifiziert worden : 

 Ln)nmer und BrodJtuhn haben die Einstellung verschärft, indem sie die 

 beiden zu gleicher Helligkeit verschmelzenden Felder sich gleichzeitig gegen 

 eine andere erhellte Unterlage sich abheben lassen i Kontrastphotometer). 

 Für zweiäugige Beobachtung hat E. KrüjJ"-) ein Photometer konstruiert, 

 bei welchem die Einstellungsfehler um 50" o verringert sind. 



Lichtquellen verschiedener Farben lassen sich mit dem F lim nie v- 

 photometer vergleichen. Dasselbe beruht auf dem Talbotschen Gesetz, 

 welches sich nach Helmholtz folgendermaifen formulieren läßt: ..Wenn eine 

 Stelle der Netzhaut von periodisch veränderlichem und regelmäßig in der- 

 selben AVeise wiederkehrendem Lichte getroffen wird, und die Dauer der 

 Periode hinreichend kurz ist, so entsteht ein kontinuierlicher Eindruck, 

 der dem gleich ist. welcher entstehen würde, wenn das Avährend einer 

 jeden Periode eintreffende Licht gleichmäßig über die ganze Dauer der 

 Periode verteilt würde." 



Das Talhotsche Gesetz gilt nun nicht nur für die Wechsel von Hell 

 und Dunkel, sondern auch für denjenigen verschieden gefärbten Lichtes. 



Auf diesem Prinzip fußend hat KriijJ zwei Instrumente konstruiert. 

 Ihre Beschreibung findet man in der Zeitschrift für Instrumentenkunde. 

 Bd. 30. 



B. Photometrie im Spektrum. 



Die Photometrie spektral zerteilten Lichtes geschieht im wesentlichen 

 nach zwei Prinzipien : 



1. Durch den verstellbaren Spalt. Von zwei miteinander zu verglei- 

 chenden Lichttjuellen entwirft man zwei sich berührende Spektra durch die 

 beiden Hälften eines Spaltes, dessen Breiten einzeln verstellt und gemessen 

 werden können. Sind an einer Stelle die Helligkeiten der Spektra gleich, 

 so verhalten sich die Intensitäten für diese Farbe der Spektren nahe um- 

 gekehrt wie die Spaltbreiten. 



2. Durch Einschaltung von Polarisatoren. 



Wenn linear polarisiertes Licht noch einen Polarisator passieren 

 muß und wenn die Polarisationsrichtungen beider den Winkel 9 bilden, 

 so wird der Bruchteil cos- 9 durchgelassen. 



Man polarisiert die beiden zu vergleichenden Lichter senkrecht zu- 

 einander, beleuchtet mit ihnen aus gleicher Entfernung die beiden Hälften 

 eines Gesichtsfeldes und beobachtet diese durch einen drehbaren Nikol. 

 Sind 9i und 9, = 90 — 9, die Winkel, welche von der Schwingungsrich- 



1) Zeitschr. f. lastrnmcntenk. Bd. 9. S. 23. 41. 4^1 (1889); Bd. 12. S. 4] (1892). 



2) Zeitschr. f. lustnimeiiteuk. Bd 30. S. 329 (191U). 



