594 IL V. Euler. 



zur Erzielung- untereinander vergleichbarer liesultate ist die Gleichmäßigkeit 

 der Licht(|uelle. Ändert sich die Lichtintensität des Eisenbogens zwischen 

 mehreren Aufnahmen wesentlich, so kann dieser Umstand die Resultate 

 sehr wesentlich beeinflussen. 



Die Ausmessung des Spektrums geschieht durch \'ergleich mit einer 

 Standardplatte, bei welcher die Wellenlängen möglichst vieler Linien des 

 Eisenbogens angegeben sind. Man legt die Standardplatte auf die photo- 

 graphische Aufnahme des zu untersuchenden Spektrums, bis die Linien zur 

 Deckung gebracht sind, und best bei durchscheinendem, möglichst gleich- 

 mäßigem Licht ab. 



Eine eigentliche Spektralphotometrie im ultravioletten Licht wird 

 durch die ^lethoden von Simon und Pflüger ermöglicht. 



Während die photographische Methode von Simon i) zeitraubend und 

 schwer ist, versprechen diejenigen Methoden mehr Erfolg, welche auf der 

 Eigenschaft der ultravioletten Strahlen beruhen, daß die elektrische Ladung 

 eines negativ geladenen Metalls zerstreut wird, wenn dasselbe vom ultra- 

 violetten Licht getroffen wird. So haben z. B. Kilch und lietschcnsky -) mit 

 einer Versuchsanordnung, welcher sich die von Lenard^) angegebenen 

 anschließt, den ultravioletten Teil der Quecksilberquarzlampe bei ver- 

 schiedener Belastung photometriert. Auf dem gleichen Prinzip beruht die 

 Methode von Kreusler^) und die Versuchsanordnung von Ladenhurg.^) 



Eine einfache und wie es scheint auch brauchbare Methode wurde 

 später von Pflüger ^) angegeben. Dieselbe ist herunter bis zu Wellenlängen 

 von 186 it.u. anwendbar. In einem Spektrometer, dessen Prismen und Linsen 

 aus Quarz bestehen, ist das Fadenkreuz durch eine lineare Thermosäule 

 nach Bttbensscher Konstruktion ersetzt. Verwendet man als Lichtquelle den 

 kondensierten Funken zwischen Metallelektroden, welcher eine außerordent- 

 liche große Energie besitzt, so sind trotz der Likonstanz des Induktions- 

 funkens die Ausschläge der Thermosäule sehr gleichmäßig, was durch die 

 Trägheit desselben zu erklären ist; sie gibt den Mittelwert der in einer 

 bestimmten Zeit — einigen Sekunden — auffallenden Energie an, und dieser 

 ^Mittelwert erweist sich als sehr konstant. 



Nach dem Urteil einer Autorität wie H. Kayser ist damit die Auf- 

 gabe gelöst, eine einfache, schnelle und sehr genaue Methode — die 

 Fehler bleiben unter P/o — zu ermitteln, um im Gebiete kurzer ultra- 

 violetter Wellen zu photometrieren. 



Zu erwähnen ist ferner noch eine von Krüss'') angegebene Methode, 

 die Erregungen der Fluoreszenz durch ultraviolettes Licht zur Spektro- 



1) Wied. Ann. Bd. 59. S. 91 (1896). 



■') Ann. d. Phys. Bd. 2. S. 359 (1900). 



") Ann. d. Phys. Bd. 20. S. 563 (1906). 



•*) Ann. d. Phys. Bd. 6. S. 398 (1901). 



5) Ann. d. Phys. Bd. 12. S. 558 (1903). 



«) Physik. Zeitschr. Bd. 4. S. H61 (1903); Ann. d. Phys. Bd. 13. S. 890 (1904). 



') Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd. 23. S. 197, 229 (1903). 



