üntersuchungsmethoden biochemisch wichtiger Lichtwirkiingen. tjQj 



Die lonenbilduDg erfolgt in dem vom Strom in Weißglut erhaltenen 

 negativen Krater. Ist die negative Elektrode kalt, so kann sich kein 

 Lichtbogen bilden; dagegen sendet die heiße negative Kohle negative 

 Elektronen zur positiven Kohle. Die negativen Elektronen treffen auf 

 ihrem Wege die Gasmoleküle der Atmosphäre und ionisieren diese Mo- 

 leküle durch ihren Anprall („lonenstoß"). 



Zur Zündung des Lichtbogens ist es also stets erforderlich, daß 

 eine Stelle der Kathodenoberfläche auf so hohe Temperatur gebracht wird, 

 daß eine Aussendung negativer fllektronen stattfindet. Dies kann in 

 zweierlei Weise geschehen: 



L Durch die positiven Ionen eines Glimmstromes. 



2. Durch die positiven Ionen unselbständiger Strömungen. 



Die Zündung des Kohlenlichtbogens erfolgt in der Regel durch den 

 Glimmstrom. Dabei tritt ein plötzlicher Abfall der Elektrodenspannung 

 ein, da sowohl der Kathodenfall wie das Spannungsgefälle in der positiven 

 Lichtsäule für den Lichtbogen kleiner ist als für den Glimmstrom. 



Die zweite Art der Zündung wird vielfach beim Arbeiten mit dem 

 Quecksilberlichtbogen angevNendet. 



X 



B. Lichtquellen für einzelne Bereiche des sichtbaren Spektrums. 



Um einzelne Teile des sichtbaren Spektrums zur Wirksamkeit zu 

 bringen, besteht zunächst die Möglichkeit, weißes Licht spektral durch Prismen 

 zu zerlegen und durch Abblendevorrichtungen Teile des Spektrums zu iso- 

 lieren. Für photochemische Zwecke ist dieses Verfahren, welches den Vor- 

 zug hat, daß das Licht spektrometrisch sich sehr rein erhalten und gut 

 definieren läßt, überall da zur Anwendung gekommen, wo es sich um sehr 

 lichtempfindliche Systeme geringer Ausdehnung handelt, also z. B. von 

 Brom silberplatten. Auch bei biologischen Versuchen mit Bakterien und an- 

 deren Mikroorganismen hat man sich dieser Anordnung bedient. In den 

 meisten, für den Biochemiker in Betracht kommenden Fällen ist jedoch 

 die hierbei zu erreichende Lichtintensität zu gering, und man wird ge- 

 färbte leuchtende Dämpfe vorziehen. 



Es kommen im wesentlichen zweierlei Lichüiuellen in P>etracht: 



1. Gefärbte Flammen. 



2. Lichtbögen zwischen Metallen. 



Das Arbeiten mit gefärbten Flammen ist mit bedeutenden Schwie- 

 rigkeiten verknüpft, insbesondere ist es nicht leicht, dieselben iiei genügen- 

 der Intensität konstant zu halten. 



Durch die Bemühungen von E. Beckmann und seiner Mitarbeiter^) 

 ist die Methodik indessen in letzter Zeit sehr vervollkomnmet worden. 



') Beckmann und Waentig, Zeitschr. f. physik. Clicm. Bd. 68. S. 380 (1909); 

 Beckmann, Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 35. S. 340 und 457 (1900): Bd. 40. S. 465 

 (1902); Bd. 57. 8.641(1907); Zeitschr, f. Elektrochemie. Bd. 5, 8.327(1899); Berichte der 

 Deutschen chem. Ges. Bd. 45. S. 2523 (1912). Diese Lampen \Yerdon von /'. Alfmann in 

 Berlin geliefert. 



