602 H.v. Elller. 



Diebetreffenden Anordnungen würden indessen eine detaillierte Beschreibung 

 erforderlich machen, welche hier zu weit führen würde. 



Ein Hinweis auf die zitierten Arbeiten muß genügen, um so mehr, 

 als biophotochemische Reaktionen mit gefärbten Flammen bis jetzt nicht 

 studiert worden sind. Andererseits soll es aber nicht unterlassen werden, 

 darauf hinzuweisen, daß I^ntersuchungen mit Wellenlängen des sichtbaren 

 Spektrums Resultate von sehr großem Interesse versprechen. Allerdings 

 wird man bei derartigen Studien vielleicht das Metallbogenlicht oder die 

 Amalgamlampen der gefärbten Gasflamme vorziehen. 



Die Schwierigkeiten, ein sehr konstantes und intensives Licht in 

 einem begrenzten Spektralbereich zu erhalten, sind hier nämlich relativ 

 gering. Ein brauchbarer Lichtbogen läßt sich mit einer ziemlich großen 

 Anzahl von Metallen herstellen, und zwar kann man sich eine Metallbogen- 

 lampe mit Handregulierung sehr leicht konstruieren. Als Elektroden 

 empfehlen sich Metallstangen von etwa 5 mm Dicke, welche durch Hebel- 

 schrauben gegeneinander bewegt werden können. Die Zündung des Me- 

 tallbogens erfolgt am besten durch Berühren der beiden Elektroden mit 

 der Kante eines (gegen die Hand isolierten) Metallprismas. 



Besonders gute Resultate erhält man nach Kaijser [Handbuch der 

 Spektroskopie. Bd. 1. S. 169 (1900)] mit Eisen. Mit einer Stromstärke, welche 

 der Dicke der Stäbe angepaßt ist, etwa 10 — 15 Ampere für zylindrische Stäbe 

 von 1 — 1'5 cm, brennt der Bogen ganz ruhig. Am besten wird derselbe 

 mit der Hand reguliert; die automatische Regulierung wird nämUch dadurch 

 unmöghch gemacht, daß die Stäbe bei der Berührung sofort zusammen- 

 schmelzen. Ist der Strom zu schwach, so überziehen sich die Stäbe mit 

 einer nicht leitenden Oxydschichte, welche die "Wiederherstellung des er- 

 loschenen Bogens erschweren. 



Außer Eisen hat Kayser noch Kupfer ganz brauchbar gefunden, wenn 

 man wesentlich dickere Stangen verwendet. Der Bogen brennt aber jeden- 

 falls \'iel schlechter als zwischen Kohle. Bessere Resultate erhält man, wenn 

 man mit einem Kohle- und einem ]\Ietallstabe arbeitet. 



Um leichter schmelzbare Metalle wie Aluminium, Silber, Zink, 

 Cadmium u. a. im Lichtbogen verdampfen zu können, bohrt man die po- 

 sitive Kohleelektrode aus und füllt die Bohrung mit dem betreffenden 

 Metall, sei es in Stab-, sei es in Pulverform. Als negative Elektrode ver- 

 wendet man Kohle. 



Die Füllung der ausgebohrten Anodenkohlen kann auch mit Salzen 

 oder Oxyden geschehen. 



In mehreren Fällen führt die Imprägnierung der Kohle mit Metall- 

 salzen, z. B. mit Eisensalzen, zu ausgezeichneten Resultaten. 



Als Quelle für besondere Liniengruppen sind schheßlich noch die 

 Amalgamdampflampen zu nennen. 



Die sogenannten „Amalgamlampen", Avelche von Heraeus zuerst an- 

 gefertigt wurden, sind ganz wie die Quecksilberdampflampen der gleichen 

 Firma konstruiert (siehe S. 605 u. ff.) und unterscheiden sich von diesen nur 



