Untersuchimgsmethoden biochemisch wichtiger Lichtwirkuiigeu. 



611 



brecher; X ist der Unterbrecher des Primärstromes des Induktionsapparates, 

 welcher den Zündungsstrom liefert. 



Bei der Cochnsvhi'n Lampe müssen die ultravioletten Strahlen eine 

 Wasserschicht durchdringen, wodurch die Strahlen kürzester Wellenlängen 

 absorbiert werden. Bei der Lampe von Chapman, wo die Zündung auto- 

 matisch nach jeder halben Minute erfolgt, ist die Lichtintensität nicht kon- 

 stant, wodurch quantitative Messungen erschwert werden. Bei der von 

 Fischer angegebenen Konstruktion stellt sich ein erhebliches Temperatur- 

 gefälle ein, was die quantitative Verwertung der Resultate erschwert. 



Die erwähnten Nachteile hat Weigert in einer Konstruktion zu ver- 

 meiden versucht, welche für ([uantitative photochemische Untersuchungen 

 im äußersten Ultraviolett besonders geeignet zu sein scheint. 



Lampe von Weigert für quantitative Messungen im äußersten 



Ultraviolett. 



Das Brennerrohr nimmt nur einen möglichst kleinen 

 dies auch bei der von Kromeyer ausgebildeten Anordnung 

 peutische Zwecke der Fall ist; es ist aus Quarz in Gestalt 

 eines umgekehrten n gebogen und von einem Quarzmantel 

 eng umschlossen. Dieser wird von außen durch Wasser 

 gekühlt. Um im äußersten Ultraviolett, das von (^luarzglas 

 noch durchgelassen wird, chemische Lichtwirkungen stu- 

 dieren zu können, wurde der Quarzmantel, welcher das 

 eigenthche Brennerrohr umhüllt, nach oben verlängert und 

 mit einer Quarzplatte bedeckt. Nur die so entstandene 

 Zylinderoberfläche, nicht aber die Verschlußplatte aus (,)uarz 

 wurde mit Wasser gekühlt. Das Licht tritt demnach nicht 

 in horizontaler Pachtung, sondern von unten nach oben 

 aus der Lampe heraus. 

 Dereigent- . 



Baum ein, wie 

 für lichtthera- 



Fig. 113. 



liehe Quarzkör- 



per 

 gur 



9C 





<! 



Al 



3: 



-y^ 



ist in Fi- 



113 sche- 

 matisch dar- 

 gestellt. Er be- 

 steht aus einem 



Brennerrohr B, in welchem der Lichtbogen zwischen den (^)uecksilberober- 

 f lachen E^ und E^ übergeht. Die Stromzuführung geschieht in derselben 

 Weise wie bei der Quarzlampe nach Kromeyer von den Klemmschrauben Ky 

 und Ä", aus. Der Quarzmantel M ist zylindrisch und, was wesentlich ist, oben 

 möglichst eben Verblasen. Durch zwei Quarzkapillaren .-l, und Ä., kann der 

 (iasinhalt des Mantelraumes behebig verändert und z. B. mit Stickstoff, 

 welcher ultraviolett sehr wenig absorbiert, gefiUlt werden. 



Die Zündung der Lampe geschieht durch Kippen. Sie steht in einem 

 (iehäuse, welches den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Lampe 



39* 



