Untersuchungsmethoilen biochemisch wichtiger Lichtwirkmigeii. 



61 H 



FiR. lU. 



Zeichnet man diese Kurve auf Millimeterpapier und bert'clinct die 

 Zahl der Quadrate, die in jeder Fläche eingeschlossen sind, so ergibt sich 

 die Flächengrölje in relativem Mal.io für jeden Spektralbezirk. Man kaini 

 den Vergleich in der Weise ausführen, daß man die auf homogenem 

 Papier gezeichnete Kurve ausschneidet und auf einer feinen Wage zui- 

 Wägung bringt. In der vorstehenden Tabelle sind 

 die nach ersterer Methode erhaltenen Resultate 

 wiedergegeben. 



Dieser Tabelle zufolge würde die Energie 

 des ultravioletten Teiles, welcher hier allerdings 

 nicht vollständig gemessen ist, geringer sein als 

 diejenige des sichtbaren Spektrums. Berücksichtigt 

 man auch den hier nicht gemessenen ultravioletten 

 Teil, so kommt man zum Resultat, dal'» die 

 Energie der beiden Teile ungefähr gleich ist. 



Am Schluß dieses Abschnittes möchte der 

 Verfasser nochmals hervorheben, daß die Queck- 

 silber-Quarzlampe auch für bio-photochemische 

 Zwecke eine ganz ausgezeichnete Lichtquelle dar- 

 stellt, welche sich — wenn es sich um quanti- 

 tative Messungen handelt — kaum durch eine 

 andere ersetzen läßt. 



Für den Quecksilberlichtbogen im Vakuum 

 bei ungefähr 2 mm Dampfdruck hat liecldwg- 



hausen obige Kurve angegeben. Man sieht, wie zuerst die Elektroden- 

 spannung mit wachsender Stromstärke abnimmt. In diesem Teil der Kurve 

 ist der Dampfdruck nämlich nahezu konstant. Bei weiter steigender Strom- 

 stärke steigt hingegen der Dampfdruck und damit das Spannungsgefälle 

 von der positiven Lichtsäule und gleichzeitig auch die Klektrodenspannuna- 

 (Fig. 114). 



TtU 



130 



12C 



110 



100 



9C 



80 



70 



60 



50 



2. Uviollampen von Schott cO Goi. 



Seit dem Jahre 1903 stellt die Firma Schott und (4en. in Jena 

 Quecksilberbogenlampen aus Uviolglas her, welches für ultraviolette Strahh-n 

 bedeutend durchlässiger ist als gewöhnhches Glas. Während nämlich gi'- 

 wöhnhches Glas nur für Strahlen bis etwa o50 ;m durchlässig ist . dringen 

 durch das Uviolglas (Baryumphosphat-Chromglas) noch Strahlen bis etwa 

 250 ap.. Der Preis dieser Quecksilberlampen ist niedriger (für '60 im 

 leuchtende Länge 20 Mark: für 90 cwi leuchtende Länge HO Mark) als der- 

 jenige der Quarzlampen, weshalb sich die sogenaimten Uviollampen sowohl 

 in wissenschaftlichen Laboratorien wie in der chemischen Technik bereits 

 eingebürgert haben. Die Hauptformen der von Schott cO Gen. mit Stativ 

 und allem Zubehör (\'orschaltwiderstand, Induktiousrolle) gelieferten 

 Lampen geht aus Fig. l\ba und J> hervor. Dio Lange der L.nniKMirohrc 



