Untersuchungsmethoden biochemisch wichtiger Lichtwirl<uugcn. 627 



Die Erfahrung- zeigte, daß jeder auch noch so kh'ine Beschlag des 

 Lampenrohres mit metalhschem Quecksilber die Lichtintensitiit der Lampe 

 sehr stark verändert, und zwar manchmal so unregelmäliig-, daß das liild 

 des Reaktionsverlaufes vollständig verzerrt wird, deshalb ist es sehr wichtig, 

 daß das Lampenrohr vollständig rein ist. Diesem Ubelstande ist durch Re- 

 gulierung von Strom und Zimmertemperatur sehr leicht abzuhehen. Aus 

 dem gleichen Grunde bringt man die Reaktion auch nicht gleich nach dem 

 Stromschluß (dem Anzünden der Lampe) in Gang, sondern läßt die Lampe 

 etwa Vi Stunde lang brennen. 



Plotnikoiv hat noch zahlreiche andere Lampenkonstruktionen und 

 Photothermostaten beschrieben, auf welche hier nur verwiesen werden kann.') 



Auch der von H. Thiele^) angegebene Apparat für I>elichtung che- 

 mischer Systeme mit ultravioletten Strahlen kann für photobiochemische 

 Arbeiten in Frage kommen. 



Ein Quarzkolben ist vermittelst eines Schliffes, dessen Teile durch 

 Federn zusammengehalten werden, an ein mit Hahn versehenes Glasrohr 

 angesetzt. Durch die Bohrung des Hahnes kann zur Füllung des Kolbens 

 mit dem zu untersuchenden Gasgemisch ein Glasrohr geführt werden. Der 

 Abschluß bei geöffnetem Hahn geschieht durch Quecksilber. Das damit ge- 

 füllte Rohr steht mit einem anderen in Verbindung, welches als Baromoter- 

 rohr ausgebildet ist und mit der Luftpumpe in Verbindung steht. Während 

 der Messungen vor und nach den Bestrahlungen wird über den Quarz- 

 kolben ein Glasmantel geschoben und von Wasser durchströmt. Die Be- 

 strahlung erfolgt ohne diesen Glasmantel von der einen Seite her durch 

 das Licht einer gewöhnlichen Hochspannungslampe von Heraeus. Starke 

 Erwärmung wird dadurch vermieden, daß der Quarzkolben während der 

 Versuche von einer Schicht Leitungswasser überrieselt wird. Wegen der 

 starken Inhomogenität des Lichtfeldes ist die Anordnung allerdings nur 

 für qualitative Versuche geeignet. 



Bei quantitativen Arbeiten ist es vielfach wünschenswert, einen Teil 

 der Lichtquelle abzublenden. Zu diesem Zweck sind speziell für die L\iol- 

 lampe geeignete Vorrichtungen von Plotnikoiv konstruiert worden. Die- 

 selben sind in der von diesem Verfasser herausgegebenen Monographie 

 beschrieben worden. Eine derselben besteht aus zwei konzentrischen, innen 

 mit Asbest belegten Aluminiumröhren vom Durchmesser von etwa 25 cm 

 und 3-5 cm. Die Längen der beiden Röhren sind so gewählt, daß sie tue 

 beiden Hälften der Lampe bedecken und somit das ganze Licht abblenden. 

 Das obere Rohr kann konzentrisch über das untere herabgelassen werden 

 und gibt dann den zu quantitativen Versuchen geeigneten oberen Teil der 

 Lampe frei. Auch Abblendekästen mit Irisblenden sind konstruiert worden 

 und im Handel. 



') Siehe z. B. ZcitscLr. f. physik. Chem. Bd. 75. S. 341 (1011): vgl. auch Luther 

 und PlotnikoH-, Ebenda. Bd. 61. S. 521 (1908). 



2) Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 22. S. 2472 (1909). 



40* 



