634 G. Herxheimer. 



orniedrigen zu können und dabei die mikroskopische Untersuchung nicht 

 zu stören, sind keine geringen. Eine große Anzahl von Apparaten ist in- 

 folgedessen konstruiert worden. Als Wärmeciuelle Miirde zunächst die 

 Flamme, später Durchleiten von warmem Wasser, endlich der elektrische 

 Strom benutzt. Nach dem von J///7/t';--Stockholm verfaßten guten Artikel 

 über den vorliegenden Gegenstand in der ,. Enzyklopädie der mikroskopischen 

 Technik" (IL Auflage, ürban c^- Schwarzenberg, Berlin-Wien 1910). auf 

 welchen wegen aller Details verwiesen sei, rührt die erste Heizvorrichtung 

 schon 1839 von Chevalier her. Eines der ersten Prinzipien stammt auch 

 von Schiceigger-Seidel und RoUette, welches besonders in der Ausarbeitung 

 von Max Srkultze viel in Gebrauch war. Es handelt sich hier um eine 

 hufeisenförmige Metallplatte, deren nach beiden Seiten auslaufende Ai"me 

 durch Spiritusflammen erhitzt werden. Der Nachteil dieser Apparate ist. 

 daß große Fehler in der Temperatur dadurch entstehen können, daß die 

 Temperatur des Objektives die Temperatur des Objektes beeinflußt, ein 

 Punkt, der vor allem von EngeJmann betont wurde. 



Sodann kamen die heizbaren r)bjekttische auf. deren Prinzip darin 

 besteht, eine Erhitzung durch fließendes warmes Wasser herbeizuführen. 

 Müller schreibt, daß er nicht ausfindig machen konnte, wer zuerst den 

 Heiztisch dieser Form erfand. Er führt diejenigen Heiztische an. welche 

 von Banvier (1865), Polaillon, Eckhard, Schklarewshj, Dallinger, Stricker, 

 Hariley, Samons, Maddox, FJesch, Löwit und Schäfer konstruiert wurden. 

 Die Apparate von Israel, Vignal und Bahes suchen den auch den genann- 

 ten Apparaten anhaftenden Fehler, wie er oben von dem Seh idtzes,c\\en 

 Apparat erwähnt wurde, zu beseitigen. Ein neuerer (1895) besonders emp- 

 fehlenswerter Apparat stammt von Behrens. Hier gelangt das Objektiv durch ein 

 Loch in den in der Form eines Metallkastens gehaltenen Apparat selbst. Kom- 

 plizierte Verhältnisse im Kasten sorgen für Selbstregulierung. 



Des weiteren gibt es größere Konstruktionen, bei welchen das ganze 

 Mikroskop in einen Wärmeschrank eingefügt wird. Die ältesten derartigen 

 stammen von Panmn und Sachs. Oder aber man verwandte auch ein Wasser- 

 bad von regulierbarer Temperatur und eventuell wird auch hierbei der 

 untere Teil des Mikroskops ganz in das W'asserbad eingebracht. Ein solcher 

 Apparat wurde zuerst von Ranvier konstruiert. 



Neuerdings wird auch der elektrische Strom als Wärmequelle benutzt, 

 zuerst wohl angewandt von Stricker, weiter ausgearbeitet von Stein, Kraus 

 oder in England von Boss, dessen Apparat von Brake <£• Gorhani in London 

 hergestellt wird. 



Zur LTntersuchung der Gewebe lebender warmblütiger Tiere, besonders 

 des Mesenteriums sind eigene Apparate, welche nicht nur höhere Tempe- 

 raturen erlauben, sondern auch gegen Austrocknung bzw. Verdunstung 

 schützen, besonders von Stricker und ganz besonders von Thoma konstru- 

 iert und von mehreren Autoren verbessert worden. Wegen aller Einzelheiten 

 sei auf den schon erwähnten Artikel von Midier, welcher die LTntersuchung 

 der Gewebe in frischem Zustande überhaupt wieder mehr betont, verwiesen. 



