636 G. Herxheimer. 



Sichtsfeld in das Maximum der Dunkelheit übergeführt und somit schon 

 stärkere Doppelbrechung- durch Aufleuchten erkennbar. Mittelst des dreh- 

 baren ( )bjekttisches dreht man nun das Objekt langsam um SöO" ringsum, 

 wobei doppeltbrechende Substanzen 4mal aufleuchten und 4mal dunkel er- 

 scheinen müssen, indem die Stellungen untereinander um je 45*' o von- 

 einander verschieden sind. ^Viederholt man dies, indem man das Präparat 

 verschieden präpariert etc., und bleibt dasselbe stets dunkel, ohne bei der 

 Drehung aufzuleuchten, so ist keine oder nur äußerst geringe Doppelbre- 

 chung vorhanden. Ist das Resultat zweifelhaft, d. h. eine, aber nur äußerst 

 geringe, Doppelbrechung zu erkennen, so kann man die Probe dadurch 

 noch sensibler gestalten, daß man auf den l'olarisator sogenannte ..ver- 

 zögernde" Gips- oder Glimmerplättchen, und zwar meist von Ptot erster 

 Ordnung auflegt und so einstellt, daß (bei gekreuzter Stellung des Nicols) 

 das Gesichtsfeld das Rot erster Ordnung im Maximum seiner Intensität 

 aufweist. Wird jetzt der Objekttisch mit dem Objekt um 360" gedreht, 

 so erscheint das Objekt, wenn es doppeltbrecheud ist, 4mal in der Grund- 

 farbe des Rot erster Ordnung, 2mal in der sogenannten Additionslage, 

 z. B. Dunkelpurpur, ebenso oft in der sogenannnten Subtraktionslage, z.B. 

 gelblich-braun. 



Zur spektroskopischen Bestimmung der genauen Lage von Lichtab- 

 sorptionsstreifen und ihrer Stärke im Mikroskop müssen an Stelle der ge- 

 wöhnlichen Okulare Spektra lokulare eingeschaltet werden. Über diese 

 nur bei Spezialuntersuchungen verwendete Methode sei auf den betreffenden 

 Artikel (,. Mikroskopie" von Zothj in der Enzyklopädie hingewiesen, wo 

 das am meisten gebrauchte Spektralokular von Äblt' genauer beschrieben wird. 



Des weiteren ist unter Umständen eine Dunkelfeldbeleuchtung 

 vonnöten. Ihre praktische Anwendung hat sie jüngst z. B. vor allem bei 

 der frischen Untersuchung auf Spirochaeten gefunden. Man kann eine 

 Dunkelfeldblende verwenden, für genauere Untersuchungen aber ist ein 

 besonderer Apparat, der sogenannte Paraboloidkondensor, welcher an Stelle 

 des gewöhnlichen Kondensors eingefügt wird, vorzuziehen. Man muß eine 

 starke Licht(iuelle benutzen, am besten Gasglühlicht (vSchusterkugel ver- 

 wenden), welches einen Abstand von 15 cm von der Schusterkugel und 

 diese einen ebensolchen von dem Mikroskopspiegel einhalten soll. Der Plan- 

 spiegel wird verwandt und er muß möglichst ganz gleichmäßig beleuchtet 

 sein. Auf den Kondensor bzw. den eben erwähnten Paraboloidkondensor 

 wird mit Hilfe eines Tröpfchens Zedernholzöl der Objektträger, ohne daß 

 Luftblasen dazwischen liegen dürfen, aufgepreßt. Die Objektträger und 

 Deckgläschen müssen sehr gut gereinigt, letztere sehr dünn sein. Man 

 verwendet mittlere und vor allem starke Trockensysteme. 



Wegen dieser Apparate und ebenso wegen des bei besonderen Unter- 

 suchungen zu verwendenden sogenaimten Ultramikroskops zur Sichtbar- 

 machung ultramikroskopischer Teilchen (nach v. Siedentopf und Zsigmondtj) 

 sei vor allem auf die den Apparaten besonders von der Firma Zeiss beige- 

 gebenen Gebrauchsanweisungen verwiesen. 



