718 Otto Folin. 



pumpe, die die Dämpfe mit sich fortführt, während die kondensierten 

 Dämpfe in das Reagenzolas zurückfließen, i) 



2. Bestimmung- des Harnstoffes nach Folin.-) 



Der Harn wird so stark verdünnt, daß 1 cm^ davon 0*75 — 1-5 mg 

 an Harnstoffstickstoff enthält. Verdünnungen von l in 20, 1 in 10 oder 

 seltener 1 in o entsprechen gewöhnlich dieser Anforderung. 1 cni^ des 

 verdünnten Harns wird mittelst einer Ostivalrhchen Pipette in ein großes 

 Reagenzglas aus Jenenser Glas (20 : 200 mm) übergeführt, das vorher mit 

 7 cf trockenem, von Klumpen freiem Natriumazetat. 1 cm^ — nicht mehr 

 — 50/oiger Essigsäure, einem Sandkorn zur Vermeidung von Stoßen und 

 einem Temperaturindikator beschickt worden ist. 



Das Reagenzglas wird dann mit einem Gummistopfen, der ein leeres, 

 enges Chlorkalziumrohr (25 n^i: 1-5 cm) als Kondensator trägt, verschlossen. 

 Nun werden Reagenzglas und Kühler mittelst einer Bürettenklammer so an 

 einem Stativ befestigt, daß der ganze Apparat ohne Mühe hoch oder 

 niedrig über der kleinen Flamme eines Mikrobunsenbrenners angebracht 

 werden kann. Sobald das Azetat gelöst ist und das Gemisch zu kochen be- 

 ginnt, was meist nach etwa 2 Minuten der Fall ist, beginnt der Indikator zu 

 schmelzen. Es zeigt dies an, daß 158 — 160" erreicht sind. Das Kochen 

 wird nun 10 Minuten gleichmäßig fortgesetzt. Am Schlüsse dieser Zeit ist 

 der Harnstoff zersetzt. Der Apparat wird nun von der Flamme fortge- 

 nommen und der Inhalt des Reagenzglases mit 5 cm^ Wasser verdünnt. 

 Das Wasser wird durch das Chlorkalziumrohr so zugeführt, daß dieses 

 selbst und der Boden des Stopfens von etwa vorhandenen Spuren von 

 Ammoniumazetat befreit wird. Man soll nicht mehr als 5 cm^ Wasser für 

 diesen Zweck anwenden. Jetzt fügt man einen Überschuß an Alkali, 2 cm^ 

 einer gesättigten Natriumhydrat- oder Kaliumkarbonatlösung, hinzu. Das 

 in Freiheit gesetzte Ammoniak wird mittelst eines scharfen Luftstromes in 



eine 100. cm'^-'SleMlsiSche, die 35 cm^ Wasser und ca. 2 cm'^ r-r-Säure enthält, 



übergeführt. Die Dauer der Überführung des Ammoniaks hängt von der 

 Stärke des Luftstromes ab. 10 Minuten sind gewöhnhch reichlich bemessen. 

 Die Bestimmung des Ammoniaks erfolgt kolorimetrisch in genau der 

 gleichen Weise, T\ie es oben bei der Bestimmung des gesamten Stick- 

 stoffes beschrieben worden ist. Auch hier wird als Standardlösung eine 

 Ammoniumsulfatlösung verwendet. 



3. Bestimmung des Harnstoffes im Harn bei Diabetes. 

 Moerner hat zuerst darauf hingewiesen, daß die Bestimmung des 



Harnstoffes in zuckerreichen Harnen besondere Maßnahmen erfordert. Der 

 Zucker muß nach Moerner erst entfernt werden, was viel Mühe macht und 

 viel Zeit kostet. Wenn der Zuckergehalt des Harnes genügend klein ist, 

 läßt sich der Harnstoff direkt bestimmen. 



') FoJhi and Denis, .Tourn. of Biol. Chem. \o\. 11. p. 503 (1912). 

 -) Journ. of Biolog. Chem. Vol. 11. p. 5U7 (1912). 



