

Die quantitative Bestimmung der Cl-Ionen im Blut. 7->'j 



zweifellos ausführen lassen. Das VAwt niuli, um Verniischuii'i- mit Lvmplie 

 zu vermeiden, auch in diesem Falle einem (iefiU) entnommen werden. 



Man fällt, nachdem eine Aufschwemmung' von sehr fein zerteiltem 

 Asbest der Lösung hinzugefügt ist. das Cl in der soeben beschriebenen 

 Weise, bringt den gesamten Niederschlag in den Goochtiegel, welcher 

 weder getrocknet noch gewogen wird, trocknet den Tiegel von unten her 

 mit Filtrierpapier und entleert alsdann den gesamten Tiegelinhalt wiederum 

 in das Becherglas. Durch Zusatz des Asbests erhält man nach l — 2 Stun- 

 den filtrierbares AgCl in leicht getrübter Lösung (abkühlen'.). Der 

 Goochtiegel, welcher in einem Glastrichter steht, wird zu diesem Zweck 

 mit XH3 -Lösung quantitativ in das darunter gesetzte Decherglas au.s- 

 gespült. Es folgt .nun die zweite Fällung. Lizwischen bereitet man ein 

 neues Goochfilter, bringt das Gemenge von AgCl und Asbest quantitativ 

 in den Tiegel und wäscht Glas und Tiegel mit 50 ctn^ Fö^/oigei" Salpeter- 

 säure, welche reichlich Ammoniumnitrat enthält. Die Hauptmenge des 

 feuchten Tiegelinhaltes wird in das als Kathode dienende Gefäß gebracht 

 und daraus die freie HNO3 durch Erhitzen auf dem Wasserbade vertrieben. 

 Der Niederschlag wird alsdann , eventuell unter schwachem Erwärmen, in 

 4''/oiger CyankaUlösung aufgelöst. N'ermittelst eines Glasstabes und mit 

 Cyankalilösung befeuchteten Filtrierpapiers wird der Tiegel ausgewischt 

 und mit Cyankalilösung nachgespült. Papier und Spülflüssigkeit werden in 

 das Kathodengefäß gebracht, dessen Inhalt gut zu durchmischen ist. 



Für die Ausführung der Elektrolyse mit stehenden Elektroden oder 

 besser noch mit rotierender Anode, mit im magnetischen Feld rotierender 

 Flüssigkeit bei stehenden Elektroden gelten die gebräuchlichen \'or- 

 schriften. 1) 



Bei beschränkten Mitteln empfiehlt sich nebenstehende, im Abzug 

 anzuordnende Apparatur. 



Als Stromquelle dient ein Akkunmlator oder die (xleichstromlicht- 

 anlage. Zwischen Stromquelle und elektrolytische Zelle wird ein passender, 

 regulierbarer Schieberwiderstand und ein Amperemesser (Gebr. Ruhstrat, 

 Göttingen) eingeschaltet, dessen Skalenintervall ODl— 0-02 Ampere entspricht. 

 Als Anode dient eine 0-bmm starke Platinspirale, welche in den mit 2 Klemm- 

 schrauben versehenen Aluminium stab A eingesetzt wii-d. Dieser ist ver- 

 schieblich durch einen Korkstopfen hindurchgeführt, welcher vermittelst 

 einer Klammer an einem Glasstabstativ mit Metallfuß befestigt wird. Als 

 Kathode dient eine Platinschale (Platinblech mit angeschweißtem Draht in 

 einem Becherglas) von etwa 90 cm» Inhalt, welcher dw Strom ilurch den 

 ebenfalls am Stativ befestigten Alumimumring A' zugeleitet wird. Die 

 Schale wird mit einem geteiUen, in der Mitte zuvor durchboliiten Uhr- 

 glas bedeckt. Der Mikrobrenner wird so eingestellt, daß die Temperatur 

 der Lösung sich dauernd zwischen öO und (>0" C' hiUt. Die Stromstärke 

 betrage 0-2— 0*4 Ampere. Stromschwankungen sind möglichst zu ver- 



») Edgar F. Smith , Elektroaualyse. 



