Das Arbeitoii mit radioaktiven Strahlen. 



801 



die positiven und negativen Ionen sich ge}>enseitijr nt'Utralisieivn.' i rntei- 

 liegen aber die Ionen elektrisclien Kriittoii. hcfiiKlft sich also z. 11. das 

 ionisierte Gas in dem elektrisciien Felde eines Klektroskopes oder zwischen 

 den Platten eines Ko5idensators, so bewegen sich die Ionen mit einer (Je- 

 schwindigkeit, welche proportional der elektrischen Kraft. ;ilso der Feldstiirke 

 des Kondensators ist. Indem die Ionen, den elektri.schen Kriil'ten t'olLM-nd. an 

 die Platten des Kondensators gelangen und dort ihre Ladung abgeben, ver- 

 ursachen sie einen von bzw. zu der betreffenden Kondensatorplatte fließenden 

 Strom. In Fig. 132 ist dies schematisch dargestellt. Wirkt die ionisierende 

 Ursache dauernd, wird also z. B. der Luftraum in dem Kondensator durch 

 radioaktive Strahlen dauernd ionisiert, so ist der durch die Bewegung der 

 Ionen entstehende Strom natürlich von konstanter Stärke und kann durch 



Fig. 132. 



Fig. 133. 







® 



e 



*-0 ^^ 



310 



-10 



ein Elektrometer, bzw. durch ein Galvanometer gemessen werden. I>ie 

 Methoden hierfür sind im folgenden Kapitel auseinandergesetzt. 



Hier muß zunächst noch ein eigentümliches \'erhalten der lonisations- 

 ströme bei zunehmender Feldstärke des Kondensators, in dem der lonenstroni 

 gemessen wird, erwähnt werden. Dieses N'erhalten ist in Fig. i:'>."'» schematisch 

 dargestellt. 2j Als die Ordinate ist die Größe des Stromes aufgetragen, als 

 Abszisse die Feldstärke des Kondensators, welche ceteris paril)u> der 

 zwischen den Kondensatorplatten liegenden Spannung proportional i>t. Wie 

 man sieht, findet anfänglich mit zunehmender Spannung ein Ansteigen 

 des Stromes statt, welches im allerersten Teile der Kurve sogar linear ist. 

 Bei höheren Feldstärken hört die Zunahme des Stromes mit stiMgender 

 Spannung auf, bis schließlich der Strom einen Maximalwert, den Wert 

 des sogenannten Sättigungsstromes erreicht, auf den eine weitere Zu- 

 nahme der Spannung ohne Einfluß ist.») Dieses Verhalten der Stroni- 

 spannungskurve , welches jedes ionisierte Gas zeigt, läßt sich aus den 



1) Zum Teil geschieht dies auch durch Diffusion der loncMi. 



2) Aufnahme der Ionisation eines Poloniumpräparates. 



3) Bei sehr hohen Feldstärken tritt ein erneutos Anwachsen dc-^ >trnu..'> auf, 

 das durch Selbstionisierung des Gases durch den sogcuanntiM. lononstoü verursacht ist 

 und der Vorläufer der Funkenentladuug ist. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitgmethodeii. VII 51 



